Mil DES MICROSCOPES SOLAIRE, A GAZ, ÉLECTRIQUE, 



possible, n'avoir qu'une fenêtre exposée au midi. Cette 

 fenêtre sera parfaitement calfeutrée à l'aide de volets, puis 

 on enlèvera un des carreaux, que l'on remplacera par un 

 panneau de bois que l'on percera d'une ouverture circu- 

 laire assez grande pour faire passer le miroir de l'instru- 

 ment. C'est sur ce panneau que l'on fixera la plaque aa, bb, 

 que l'on maintiendra à l'aide des boutons à vis qui seront 

 maintenus dans des écrous placés dans le panneau. 



Le miroir M se trouvera donc en dehors de la fenêtre, 

 ainsi que le grand verre condensateur. 



On enlèvera alors le porte-objectif L, et on fera mou- 

 voir le miroir M en tournant peu à peu les boutons CC, 

 jusqu'à ce que le soleil vienne se réfléchir dans le miroir M, 

 qui renverra les rayons solaires sur le condensateur. Puis, 

 saisissant l'engrenage du focus, on le fera mouvoir jusqu'à 

 ce qu'on obtienne sur l'écran un disque parfaitement éclairé. 

 Il ne restera plus qu'à remettre en place le porte-objectif 

 et à glisser l'objet entre les deux plaques à ressort de la 

 platine. 



On cherchera ensuite le foyer en faisant mouvoir les len- 

 tilles à l'aide du bouton F. 



On sait que le focus est destiné à régler la lumière , et 

 que l'on peut avec lui éclairer peu ou fortement l'objet, 

 suivant que l'on fait arriver sur ce dernier le foyer des 

 rayons lumineux, ou qu'on place l'objet en dedans de ce 

 foyer. Les objets délicats, vivants, etc., ne doivent donc 

 pas être placés au foyer des rayons lumineux, mais bien 

 en dedans. Du reste, un peu d'habitude apprendra de suite 

 ces petites précautions. On devra aussi surveiller l'état de 

 la lumière, car le mouvement de la terre oblige nécessai- 

 rement à déplacer de temps à autre le réflecteur. 



La connaissance intime des objets à observer donnera 

 le secret de l'éclairage, et Ton Comprendra tout de suite que 



