DM ACCESSOIRES DU MICROSCOPE. !M 



rectangle, el l'on aura le microscope vertical redresseur. 

 Dans ces derniers temps, M. Amici a construit un seul 

 prisme qui, placé sur l'oculaire, produit l'effet de deux 

 prismes. Nous avons adopté cet instrument; mais avec 

 le microscope horizontal l'image est plus pure et mieux 

 définie. 



Objectif variable de Charles Chevalier. 



Cet instrument a été imaginé en 1834 ; son excellence 

 el les services qu'il peut rendre lorsqu'on s'occupe de 

 dissections microscopiques l'ont fait adopter par un grand 

 nombre d'anatomistes. J'en donne ici la description, 

 extraite du Manuel du micrographe. 



« Lorsqu'on s'occupe de dissections microscopiques, 

 l'instrument composé est parfois trop puissant ou plutôt, 

 le champ de vue n'est pas assez étendu et il n'y a pas assez 

 d'espace entre les lentilles objectives et la platine; les 

 mêmes inconvénients se présentent si Ton fait usage du 

 microscope simple. L'objectif variable devient alors 

 indispensable. Il se compose de deux tubes de cuivre, glis- 

 sant l'un dans l'autre ; à l'extrémité de chaque tube se 

 trouve une lentille achromatique à long foyer. L'appareil 

 s'adapte au microscope à l'aide d'un pas de vis à la 

 place de l'objectif. Au moyen du tube à glissement, on 

 peut éloigner ou rapprocher les deux verres et obtenir un 

 grossissement plus ou moins fort, sans avoir besoin de 

 changer de lentilles, le champ du microscope est vaste et 

 l'espace suffisant pour faire mouvoir des instruments assez 

 volumineux. Depuis plusieurs années nous avons appliqué 

 cette combinaison aux lunettes achromatiques, et les 

 résultats obtenus nous ont engagé à adopter ce nouveau 

 système. » 



