IliO DES ACCESSOIRES DU MICROSCOPE. 



tourne doucement la vis ; lorsque les deux plaques sont 

 presque en contact, on pose l'appareil sur la platine du 

 microscope et l'on aperçoit parfaitement les objets qu'on 

 peut alors comprimer au moyen de la vis K. Il faut avoir 

 soin de régler de temps en temps le microscope, car la 

 compression exercée sur les objets, les déprime, les place 

 nécessairement sur un plan de plus en plus bas et les fait 

 sortir du foyer. 



Ce compressorium l'emporte sur tous les autres; le mou- 

 vement de compression est régulier, la vis est placée sur 

 le côlé de l'appareil, et l'on n'est plus obligé comme au- 

 trefois de porter la main au centre delà platine pour tour- 

 ner le ebapeau ou la virole; le contact des deux verres est 

 parfait au moyen des pivots L et P, qui permettent à 

 l'anneau I de s'abaisser en conservant toujours une direc- 

 tion parallèle à la règle AB; enfin le pivot E, facilite la 

 préparation des objets, puisqu'on peut mettre de côté la 

 partie supérieure de l'appareil pendant qu'on dispose ses 

 préparations sur le verre de l'ouverture G. 



Comme on le voit, ce compresseur est parfait, et se 

 complète par la vis de rappel Z qui permet de rouler l'ob- 

 jet comprimé et de tirailler latéralement. M. Quatrefages a 

 apporté un perfectionnement fort utile au compresseur, 

 en plaçant sur les deux faces de petits supports qui per- 

 mettent d'examiner l'objet des deux côtés, tout en faisant 

 agir la compression. 



Pince de Strauss». 



J'ai déjà donné la description d'une petite pince fort 

 utile pour l'examen de certains objets : celle due à 

 M. Strauss donne des résultats beaucoup plus précis que 

 celle décrite précédemment, en raison du petit chariot à 

 vis de rappel qui y est adapté. La pince de M. Strauss est 



