\1\k DES ACCESSOIRES DU MICROSCOPE. 



dirai même indispensables. J'ai représenté (fig. 101) cet 

 accessoire. J'extrairai du Manuel du micrographe la des- 

 cription qui en a été donnée. 



« Nous appellerons spécialement l'attention des obser-' 

 vateurs sur nos boîtes translucides 

 à surfaces planes. Longtemps on 

 fit usage de tubes ou fioles pour 

 observer certains corps immergés 

 dans un liquide. Il n'y a pas encore 

 bien longtemps que plusieurs ob- 

 servateurs et opticiens distingués 

 employaient ce procédé en Angle- 

 terre, et l'on peut voirla représen- 

 tation de leurs appareils dans les 

 F,G - 101 - derniers traités du microscope. 



» Cette méthode est mauvaise, car les surfaces courbes 

 du verre plein d'eau ne peuvent se présenter en même 

 temps au foyer des lentilles, et les rayons partis de l'objet 

 éprouveront différentes réfractions qui nuiront à la netteté 

 de l'instrument. S'il devient nécessaire d'exercer une 

 compression sur l'objet, elle ne pourra être égale sur tous 

 les points, à moins toutefois que le compresseur ne pré- 

 sente une courbure semblable à celle des parois du vase, 

 et alors si l'objet est un être animé, il pourra se glisser 

 sur les parties latérales et s'échapper par les intervalles. 

 Nous pourrions ajouter qu'il fallait un appareil spécial pour 

 maintenir les fioles. 



» Depuis plusieurs années, nous construisons des boîtes 

 de glace composées de quatre lames réunies au moyen 

 d'un mastic particulier. Toutes les surfaces sont planes, et 

 l'on fixe ces boîtes sur la platine, en les serrant entre les 

 valets (bien entendu quand on a fait pivoter le microscope 

 universel ou autre, de façon à placer verticalement la pla- 



