DU 8R0SBISSEMBNT m MICBOSCOPl. 171 



de iicttt'ti' et d'exactitude. I4 BwlUfeui Itprtmiw ïhêu- 

 rcusr idée de donner </<■* longueurs différentes qum traité 

 ds ses divisions; ot^ me saurait s'imaginer combien cetle 

 disposition est avantageuse. Ainsi, par exemple, cet habile 

 observateur indiquait distinctement cinq eu six divisions 

 par tics traits plus ou moins longs, semblables à oeui que 

 l'on trace sur les échelles métriques ordinaires. 



Quoiqu'on soit parvenu à diviser le millimètre en cim|- 

 pentièmes, on fait rarement usage d'une éohelle aussi déli- 

 cate, et, si l'on comprend bien nos procédés, on reconnaî- 

 tra qu'elle est tout à lait inutile, puisqu'on peut à volonté 

 obtenir des fractions aussi petites que l'on veut en reculant 

 la mire à une distance plus ou moins considérable. 



I.e> micromètres objectifs sont ordinairement fixés dans 

 l'ouverture d'une réglette de cuivre (1). 



(1) Los micromètres oculaires, divisés ordinairement en dixièmes de milli- 

 mètre, quelquefois en millimètres, sont sertis dans une petite bagua de 



cuivre ; en dévisse la lentille supérieure de l'oculaire, et l'on place le micro- 

 mètre sur le diaphragme qui se trouve dans le tube. On remet le tout en 

 plaie, id l'on voit dans le champ du microscope les divisions du micromètre 

 oculaire. 



Mais cetle disposition est détectueuse, et. des l'origine, Charles Chevalier 



rendit mobile le premier verre de l'oculaire, «le façon a permettre «le 



mettre au point le> divisions du micromètre. En Angleterre, on imagina 

 de fendre l'oculaire au niveau du diaphragme, et d'introduire par cette 

 ouverture le micromètre placé dans une monture ad hoc Les Anglais em- 

 ploient même leur micromètre oculaire monté au centre d'une petite 

 plaque munie d'une vis de rappel, pour mouvoir le micromètre et mettre les 



divisions en contact avec celles du micromètre objectif. 



Notre monture de micromètre oculaire consiste simplement dans le tube 

 a frottement pour mettre au point le micromètre. Ce dernier se place dans 

 l'oculaire a l'aide d'une fente spéciale. Le tube dn microscope est tendu Mil- 

 le cote pour laisser passer l'extrémité de la plaque portant le micromètre. 

 Ce dernier retire, on referme 1 ouverture de l'oculaire à l'aide d'une petite 

 portion de tube qu'ttfl mécanisme fort simple fait mouvoir. Cetle construc- 

 tion csi ,i un usage facile il a« n iceasite aucune étude. \. C.) 



