172 DU GROSSISSEMENT DU MICROSCOPE. 



Il faut distinguer deux choses dans la micrométrie : 

 1° l'évaluation du pouvoir amplifiant du microscope; 2° la 

 mesure de la grandeur réelle des objets. Commençons par 

 le pouvoir amplifiant, et, pour aller du simple au composé, 

 prenons d'abord le microscope solaire. 



Lorsque l'écran sera placé à la distance convenue (0 m ,25), 

 on introduira dans le porte-objet, ou platine, un micromètre 

 divisé, par exemple, en millimètres, dont l'image ira se 

 peindre sur l'écran. Avec un compas, on mesurera exacte- 

 ment la grandeur de cette image ou d'une de ses parties; 

 ensuite on portera les pointes du compas sur une échelle 

 métrique, et l'on obtiendra tout de suite l'évaluation du 

 pouvoir amplifiant des lentilles. Supposons, par exemple, 

 qu'un millimètre du microscope occupe sur l'écran un 

 espace égal à 1 décimètre, nous aurons une amplification 

 de 100 fois, et l'opération sera toujours aussi facile, quelles 

 que soient les quantités. 



Nous avons dit qu'on pouvait augmenter la puissance 

 du microscope solaire, soit en changeant les lentilles, soit 

 en éloignant l'écran. 11 arrivera donc que, plus on éloi- 

 gnera ce dernier, plus l'image du millimètre paraîtra am- 

 plifiée. 



On peut employer le même moyen pour estimer la force 

 du microscope simple ordinaire, en fixant la lentille ou le 

 doublet à la place des lentilles achromatiques; cependant 

 nous allons indiquer un procédé tout aussi simple, et qui 

 donne des résultats très-exacts. 



Notre petit microscope horizontal peut être converti en 

 microscope simple, et par conséquent ce dernier peut 

 prendre la position horizontale. On aurait donc la faculté 

 d'y adapter la chambre claire horizonto-verticale de 

 M. Amici ou le miroir de Sœmmering. 



Plaçant alors le papier à m ,25 de l'axe de la lentille, 





