DU GROSSISSEMENT DO MICROSCOPE. 178 



et sur la platine un micromètre divisé, par exemple, en 

 centièmes de millimètre, on marquera sur le papier deux 

 points correspondants à une ou plusieurs divisions ampli- 

 fiées du micromètre, et la comparaison de cet inlervalle 

 avec les divisions d'une échelle métrique donnera pour 

 résultat la mesure exacte du pouvoir amplifiant. 



Exemple, — Soit un micromètre divisé en centièmes 

 de millimètre. Si l'image amplifiée de cinq centièmes, ou 

 un vingtième de millimètre, correspond à un centimètre 

 de la règle, le pouvoir amplifiant de la lentille sera égal 

 à 200. Si Ton pose alors la règle métrique à la place du 

 papier, et que l'on fasse concorder ses divisions avec 

 celles du micromètre vu au moyen de la lentille, on pourra 

 faire l'opération avec la plus grande rapidité. 



Mais tous les microscopes simples ne sont pas disposés 

 de manière à pouvoir prendre la position horizontale; il 

 fallait donc modifier le procédé, ou plutôt renverser le 

 système. 



Placez à m ,25 de Taxe, et à la hauteur de la lentille, 

 une mire ou tahleau sur lequel on aura collé préalable- 

 ment une feuille de papier blanc. Posez sur la lentille le 

 miroir percé d'Amici, en dirigeant sa surface réfléchissante 

 vers la mire. Si vous mettez alors le micromètre sur la 

 platine et que vous regardiez par l'ouverture centrale du 

 miroir, vous verrez en même temps la mire et les divisions 

 amplifiées du micromètre qui sembleront tracées sur le 

 papier. Si vous prenez sur l'écran la distance d'une ou de 

 plusieurs divisions du micromètre avec un compas, vous 

 n'aurez plus qu'à comparer cette distance aux divisions de 

 l'échelle micrométrique, et vous obtiendrez le résultat par 

 la même opération que ci-dessus. On conçoit aussi qu'il 

 est également possible de placer la règle sur la mire, ou 

 de tracer sur cette dernière des divisions correspondantes. 



