\7ll DU GROSSISSEMENT DU MICROSCOPE. 



Nous pensons qu'il est impossible d'employer des pro- 

 cédés plus simples et plus à la portée de toutes les intelli- 

 gences. Ainsi donc, sans nous arrêter davantage sur ce 

 point, nous passerons tout de suite aux méthodes dont 

 nous faisons usage pour déterminer la grandeur réelle des 

 objets soumis à l'action du microscope simple. 



Et d'abord, nous engageons de nouveau le lecteur à 

 bien se pénétrer de la vérité de ce fait, qu'zY est absolument 

 inutile de connaître le pouvoir amplifiant du microscope 

 pour déterminer la grandeur réelle des objets. 



Débarrassées de cette complication, les opérations sui- 

 vantes seront tout aussi simples et aussi facilement com- 

 prises que celles dont nous venons de nous occuper. 



Pour le microscope solaire, il faut agir comme pour 

 mesurer son pouvoir amplifiant ; il est évident que si un 

 millimètre du micromètre vient se peindre sur le tableau 

 sous les dimensions d'un décimètre, tout objet mis à la 

 place du micromètre devra se peindre avec des proportions 

 relatives ; donc un corps qui occupera sur l'écran un espace 

 correspondant à m ,l aura nécessairement pour grandeur 

 réelle m ,001, et ainsi de suite. Lorsqu'on a tracé sur 

 l'écran les points correspondants à m ,001 du micromètre, 

 il faut donc retirer ce dernier, et glisser à sa place l'objet 

 dont on veut trouver la grandeur réelle. Mais il peut arriver 

 que l'objet ne remplisse pas exactement l'intervalle indiqué 

 sur le tableau ; cette difficulté n'arrêtera nullement Topé- 

 ration, car il suffit d'employer un micromètre divisé en 

 centièmes de millimètre et de tracer sur le tableau toutes 

 ces divisions. Nous verrons tout à l'heure qu'il est un autre 

 moyen d'arriver à connaître la grandeur réelle des plus 

 petits corps. 



Emploie-t-on le microscope simple dans la position 

 horizontale, voici la manière de procéder. 



