176 DU GROSSISSEMENT DU MICROSCOPE. 



est placé à m ,50, ce centième de millimètre correspondra 

 à 2 millimètres. Mais on sait que ces 2 millimètres en 

 représentent toujours qu'un centième de millimètre. Quand 

 on aura établi celte proportion, on retirera le micro- 

 mètre pour glisser à sa place l'objet qu'on veut mesurer, 

 et dès lors il sera facile de connaître la grandeur réelle 

 d'une de ces parties, quand bien même elle ne serait que 

 d'un cinq-centième de millimètre; car, aussitôt que l'on 

 a obtenu sur le papier une image du centième de milli- 

 mètre du micromètre, on pourra la diviser en cinq ou dix 

 parties, et cela avec d'autant plus de facilité que celte 

 mesure sera plus étendue. Ainsi donc, 2 millimètres 

 seront plus faciles à diviser en cinq parties que ne le 

 serait un seul, et de plus ces divisions seront visibles à 

 l'œil nu. 



La partie de l'objet mise à la place du micromètre paraît- 

 elle remplir sur le papier une, deux ou trois de ces divi- 

 sions, la grandeur réelle sera de un, deux ou trois cinq- 

 centièmes de millimètre. 



Est-il besoin d'ajouter que, plus l'écran sera éloigné, 

 plus on obtiendra de subdivisions, et plus il sera facile de 

 mesurer exactement des objets infiniment petits, ou même 

 leurs moindres détails. 



Si l'on éprouve quelque embarras à tracer les mesures 

 sur un papier placé trop bas, on peut y dessiner à 

 l'avance une échelle divisée en millimètres, centimè- 

 tres, etc. On établira sa concordance avec le micromètre, 

 et après avoir remplacé ce dernier par un objet, on agira 

 comme nous l'avons dit. 



Quand on se sert du microscope simple vertical, on le 

 dispose comme pour la recherche de l'amplification, et, 

 lorsque le miroir d'Amici est placé sur la lentille et le 

 micromètre sur la platine, on porte la mire à une cerlaine 



