DU GROSSISSEMENT DU MICROSCOPE. 177 



dislance, à deux mètres par exemple; puis on opère 

 comme ci-dessus* 



Dans le cas où l'on porte la mire trop loin pour pou- 

 voir mesurer l'amplification avec un compas, il est avan- 

 tageux d'y tracer préalablement une échelle divisée en 

 centimètres ou en parties égales qu'on pourra toujours 

 faire concorder avec les traits du micromètre, en appro- 

 chant ou reculant la mire. 



Cette dernière manœuvre est nécessaire toutes les fois 

 que les traits du micromètre ne coïncident pas exacte- 

 mont avec ceux de l'échelle. On nous permettra de citer 

 un exemple de celte opération. Soit un micromètre divisé 

 en dixièmes de millimètre. Soit une échelle tracée sur la 

 mire et représentant des centimètres; si l'on recule celte 

 mire à une distance de deux mètres, les dixièmes de 

 millimètre, vus au moyen du microscope avec un certain 

 grossissement, correspondront exactement aux centi- 

 mètres, et, par suite, un millimètre à m ,10. Si l'objet 

 qui remplace le micromètre remplit une division de 

 l'échelle, sa grandeur réelle sera égale à un dixième de 

 millimètre. Mais quand on veut mesurer quelque détail de 

 cel objet, comme on peut facilement diviser les centimètres 

 de l'échelle en millimètres, si cet objet correspond à un 

 millimètre, sa grandeur réelle sera égale à un centième de 

 millimètre. 



Nous allons maintenant passer au microscope com- 

 posé; toutefois nous observerons que ces premières expli- 

 cations aideront beaucoup à l'intelligence de la seconde 

 partie de notre travail. 



.Mais avant d'aller plus loin, il est important de répéter 

 qu'il n'est nécessaire de placer le papier ou la mire à 

 0",25, distance que nous avons adoptée pour la vision 



\ H lll l u CHEVALIER, 1 '2 



