178 DU GROSSISSEMENT DU MICROSCOPE. 



moyenne, que lorsqu'il s'agit d'obtenir l'évaluation du 

 pouvoir amplifiant du microscope. 



Cet instrument est horizontal ou vertical ; il faut donc 

 examiner séparément les procédés applicables aux diffé- 

 rentes positions. 



Mesure de l'amplification. 



1° Microscope horizontal. 



On fixe sur l'oculaire la chambre claire horizonlo-ver- 

 ticale d'Amici. Sur la platine, on place un micromètre ob- 

 jectif, et sur la table, à m ,25 de l'axe de l'instrument, une 

 feuille de papier. En traçant avec un crayon deux traits 

 correspondant à une ou plusieurs divisions du micromètre, 

 il sera facile ensuite de mesurer l'intervalle avec un 

 compas et de le comparer aux divisions d'une échelle mé- 

 trique. On peut encore tracer d'avance cette échelle sur le 

 papier; le rapport de ses divisions avec celles du micro- 

 mètre indiquera positivement le grossissement du micros- 

 cope. 



Exemple. — Soit un micromètre objectif divisé en cen- 

 tièmes' de millimètre; si une de ses divisions correspond à 

 un millimètre de la règle, le millimètre, le microscope 

 grossira cent fois, et ainsi de suite. 



Voici maintenant une autre méthode beaucoup moins 

 simple, car il faut faire trois opérations pour arriver au 

 résultat que nous obtenons avec une si grande facilité. 



Il faut : 1° trouver la puissance de l'oculaire; 



2° Celle de l'objectif; 



3° Multiplier l'une par l'autre. 



En premier lieu, on met sur le diaphragme, à l'intérieur 

 du tube de l'oculaire, un micromètre divisé, par exemple, 

 en millimètres, et qui doit se trouver exactement au foyer 



