ni- GROSSÎSSEMENÎ Dfl KlCAOSl OP1 176 



du verre oculaire; ensuite on replace dans le microscope 

 le lube oculaire armé de la chambre claire d'Àmlcl (1). 

 Au-ii de la catnera % el à la distance coflven-ue, se 



trouve le papier ou l'échelle. SI un millimétré du mici 

 mètre égale un centième de l'échelle, l'oculaire grossira 

 dix fois. 



Il s'agit maintcnanl de connaître la puissance de la se- 

 conde partie de l'appareil, c'est-à-dire de l'objectif el du 

 verre de champ réunis. 



Enlevez la caméra, placez sur la platine un micromètre 

 que nous supposerons divisé en centièmes de millimètre, 

 incitez au point et cherchez, en taisant tourner la pièce de 

 l'oculaire, ou bien au moyen du support à chariot, à faire 

 concorder les divisions supérieures avec les inférieures, 

 enfin faites votre calcul proportionnel. 



Ex. Si une division ou un centième de millimètre du 

 micromètre objectif correspond à un millimètre du micro- 

 mètre oculaire, vous aurez pour résultat un grossissement 

 de cent fois. 



11 vous reste enfin à faire la troisième, ou, en d'autres 

 termes, à multiplier la deuxième quantité. 



Grossissement de l'oculaire = 10 fois. 



(Irossissemcnt de l'objectif = 100 fois. 



Donc 100 x 10 ou 1000 = la puissance amplifiante du 

 microscope. 



Il arrive quelquefois qu'il n'y a pas concordance parfaite 

 entre les divisions des deux micromètres, et que, pour 

 l'obtenir, on est obligé d'allonger plus ou moins le micros- 

 cope, au moyen du tube oculaire. Nous pensons, en con- 



(1) On doit faire abstraction «!<• L'objectif el du verre de champ qui 

 pourraient ôtn • ali r< b, mais qu'on l.ii-s«> en place parce qu'ils dirigenl les 

 rayons lumineux sur te micromètre oculaire. 



I 



