ISO DU GROSSISSEMENT DU MICROSCOrE. 



séquence, que lorsqu'on emploiera le procédé que nous 

 venons de décrire, on devra commencer par établir la con- 

 cordance des deux micromètres, puis retirer l'inférieur, 

 sans toucher au tube oculaire, et procéder comme nous 

 l'avons indiqué plus haut. 



2° Microscope vertical. 



Les deux moyens applicables au microscope horizontal 

 le sont également à l'appareil vertical. 



Pour le premier, on remplace la chambre claire d'Amici 

 par son miroir percé ; plaçant ensuite un micromètre ob- 

 jectif sur la platine, et une mire ou écran à m ,25, on 

 opère comme avec le microscope horizontal ; il en est de 

 même pour le second procédé. 



.Mesure île la grandeur réelle des objets. 



1° Microscope horizontal. 



L'excellence des opérations que nous avons indiquées 

 pour le microscope simple devient surtout évidente lors- 

 qu'on emploie l'instrument composé. 



Disposez l'appareil horizontal comme pour mesurer le 

 grossissement, mais éloignez votre papier autant qu'il vous 

 sera possible, et vous aurez une échelle qui représentera 

 l'amplification considérable suivie par le micromètre 

 objectif, La facilité avec laquelle vous pouvez diviser 

 cette échelle en parties plus ou moins petites, vous per- 

 mettra de mesurer la grandeur réelle des objets les plus 

 déliés. 



Si vous n'employez pas la chambre claire, il suffit de 

 remplacer le micromètre objectif par l'objet à mesurer, et 

 son rapport avec le micromètre oculaire donnera la mesure 

 de sa grandeur réelle. 



