DO GROSSISSEMENT DU MICROS! OPE. 181 



Ex. Soil an micromètre oculaire divisé en millimètres. 

 Si le micromètre objectif esl divisé en centièmes el qu'une 

 de ces divisions corresponde à un millimètre de l'oculaire, 

 un objet mis à la place du micromètre objectif, et 

 qui remplira une des divisions «lu micromètre oculaire, 

 aura une grandeur réelle d'uncentième de millimètre. 



2" Microscope vertical. 



Avec un microscope vertical, on remplace encore la car 

 niera d'Ain ici par son miroir; mais ici, comme pour le mi- 

 croscope simple vertical, on peut reculer la mire aussi loin 

 qu'on le jugera convenable. 



Ex. Soit un micromètre objectif divisé en centièmes de 

 millimètre, soit une mire divisée en centimètres et placée 

 à trois mètres de distance. Supposons que le pouvoir am- 

 plifiant soit tel que deux divisions du micromètre inférieur 

 correspondent à cinq divisions de l'échelle tracée sur 

 l'écran, il est évident que ces cinq divisions représenteront 

 deux centièmes ou un cinquantième de millimètre. Si je 

 subdivise les cinq parties de la mire en deux parties cha- 

 cune, j'aurai dix divisions représentant des cinq centièmes 

 de millimètre. On conçoit qu'en augmentant la distance de 

 l'écran au microscope, on obtiendra une échelle repré- 

 sentant des millièmes, etc., de millimètre. 



Si Ton a bien conçu toute l'importance de ce procédé, 

 on pardonnera volontiers la répétition de cet exemple, que 

 nous avons déjà donné en parlant du microscope simple, 

 et nos lecteurs conviendront sans doute avec nous que ce 

 moyen donne à la microscopie une puissance presque illi- 

 mitée. 



Nous doutons t'oit que les personnes qui auront un» 1 lois 

 employé notre procédé aient jamais recours à l'emploi du 



