JS2 DU GROSSISSEMENT DE MICROSCOPE. 



double micromètre; néanmoins, nous devons en dire deux 

 mois. 



L'appareil est le même que pour la mesure de l'amplifi- 

 cation du microscope vertical, moins la mire et le miroir 

 d'Àmici. On substitue l'objet au micromètre objectif, dont 

 on a préalablement déterminé le rapport avec le micro- 

 mètre oculaire. 



Avec la chambre claire appliquée au microscope on 

 mesure très-facilement les angles des cristaux; il suffît 

 de dessiner l'angle et de mesurer avec un rapporteur. Ce 

 moyen dispense nécessairement de goniomètre. On pour- 

 rait encore employer le microscope solaire qui amplifie 

 considérablement ces angles. 



Malgré cela, nous donnerons la description du goniomè- 

 tre. Cet instrument représenté figure 112 est fixé dans un 

 oculaire AB, au foyer du verre supérieur. La pièce CC, est 



composée d'un cercle de cuivre CC, dans lequel tourne le 

 disque DD, percé à son centre d'une ouverture circulaire 

 qui reçoit un disque de verre, sur lequel on a tracé au 

 diamant le petit trait ac. La circonférence extérieure de 

 la pièce DD est dentée et le bouton F terminé par un 

 pignon qui permet d'imprimer un mouvement circulaire 

 à DD. Un second disque de verre sur lequel on a tracé 

 au diamant le trait bd, est maintenu immobile sur la 

 pièce CC. Après avoir fait concorder les traits des deux 

 disque*, si l'on tourne le boulon F, le mouvement sera 



