190 de l'éclairage 



les divers mouvements imprimés aux prismes ou aux corps 

 soumis à l'examen, c'est une preuve que ce corps n'agit 

 pas sur la lumière polarisée; son action se manifeste, au 

 contraire, quand il devient visible en tout ou en partie et 

 qu'il se nuance de couleurs variées. Il est certains corps 

 qui présentent simultanément les deux phénomènes. Les 

 grains de fécule ont chacun deux méridiens qui se coupent 

 à angle droit et n'agissent pas sur la lumière polarisée, 

 car ils restent constamment noirs; mais les segments 

 compris par ces méridiens présentent des couleurs variées 

 qui indiquent leur action, ainsi que Fa constaté M. Biol. 



CHAPITRE VIII. 



de l'éclairage des orjets transparents et opaques. 



Tous les microscopes sont munis d'un miroir concave, 

 destiné à réfléchir la lumière sur l'objet à observer. Dans 

 les instruments complets, il se trouve deux miroirs, l'un 

 plan et l'autre concave. Examinons donc l'emploi de ces 

 miroirs. L'objet étant placé sur la p'atine, on portera l'œil 

 à l'oculaire; on inclinera alors le miroir jusqu'à ce qu'on 

 aperçoive le champ du microscope entièrement éclairé; on 

 ajustera ensuite l'objet au foyer de l'instrument, soit en se 

 servant du tube du microscope, que l'on fera tourner 

 doucement, ou au moyen du bouton à crémaillère ou de 

 la vis de rappel, suivant le genre de construction du 

 microscope. 



L'objet étant perçu et éclairé, il ne reste plus qu'à 

 régler convenablement l'éclairage. On sait que sous la 

 platine est fixé un disque de cuivre percé de trous de dif- 

 férentes grandeurs. Cet accessoire, imaginé parle Baillif, 

 a reçu le nom dediapJircif/me variable; il est disposé de 



