200 DE L'ÉCLAIRAGE DES OBJETS TRAiNSPARENTS ET OPAQUES. 



ménager l'éclairage; soit en couvrant le miroir inférieur 

 d'un papier huilé ou d'un carton blanc, soit en employant 

 le réflecteur mobile, qui permettra de varier le loyer et 

 de faire tomber sur l'objet une partie plus ou moins large 

 du cône lumineux formé par les rayons convergents. On 

 peut encore élever ou abaisser le miroir concave infé- 

 rieur qui se meut à coulisse, ou enfin se servir du miroir 

 plan. 



La lumière artificielle est. toujours préférable pour les 

 corps opaques. Ce genre d'éclairage n'admet pas l'emploi 

 des plus fortes lentilles, parce qu'avec les forts grossisse- 

 ments la lumière est affaiblie, et qu'il faut toujours 

 ménager un certain espace entre l'objet et l'objectif. Cet 

 intervalle est surtout nécessaire lorsqu'on fait usage de la 

 lumière directe ou réfractée au moyen de la loupe. La 

 lumière artificielle offre encore l'avantage de pouvoir 

 être éloignée ou rapprochée à volonté du miroir in- 

 férieur, lorsqu'on veut obtenir plus ou moins de clarté. 

 Dans certaines circonstances, on peut la modifier au 

 moyen de diaphragmes variables placés au-dessus des 

 .lentilles. 



Enfin l'observateur intelligent et zélé puisera, dans 

 l'usage même du microscope, une habileté que l'expérience 

 seule peut donner. 



Dans ces derniers temps, Charles Chevalier a construit 

 des miroirs de Lieberkùhn en glace, d'un foyer très- 

 court, de façon à pouvoir les employer avec de forts gros- 

 sissements. On peut aujourd'hui employer le réflecteur 

 concave avec un grossissement de trois cent cinquante fois 

 en diamètre. Ces miroirs de Lieberkùhn peuvent aussi 

 s'adapter au microscope simple. 



Pour cela, on enlève un des valets, on fixe à sa place 

 une lige coudée uorlant le miroir, et le doublet tenu dans 



