208 de l'art d'observer. 



Charles Chevalier, lui suggéra l'idée d'adapter au micros- 

 cope une vis de rappel à boule. 



En 1830, Amici imagina le microscope horizontal; et, 

 à ce moment, les micrographes étaient partagés en deux 

 camps, les uns préférant l'instrument horizontal, les 

 autres, celui vertical. Charles Chevalier imagina de réunir 

 les deux instruments dans un même appareil et créa ainsi 

 le microscope universel. 



Nous avons vu, au chapitre Microscope composé, que 

 cet instrument justifiait son titre, et nous n'avons pas 

 besoin d'y revenir. 



Cependant, à l'égard de la construction, nous ferons 

 « remarquer que l'ajustage des lentilles et des différentes 

 pièces de ce microscope se fait à bayonnette, et que ce 

 moyen est réellement préférable aux pas de vis, car on va 

 plus vite, et le centrage est plus parfait. 

 . Charles Chevalier employait dans ses microscopes, soit 

 un mouvement qui faisait mouvoir le tube, soit la platine. 

 Il préférait la partie optique immobile, mais spécifiait que 

 pour les recherches anatomiques la platine devait .être 

 fixe. 



Lorsque le microscope est seulement fait pour l'obser- 

 vation, la platine peut être mobile, et dans le microscope 

 universel, cette pièce a toute la stabilité désirable. 



Malgré ces considérations, la monture la plus en usage 

 aujourd'hui est celle due à Strauss et construite en premier 

 par l'opticien Oberhâueser. Nous avons déjà décrit ce sys- 

 tème, qui consiste dans l'emploi de la platine tournante, 

 et pour la mise au point, de l'usage du tube à frottement 

 et d'une vis de rappel, faisant mouvoir graduellement un 

 tube auquel se trouve attaché le corps du microscope. La 

 régularité est assurée à l'aide d'un ressort à boudin et 

 d'une pièce à coulisseaux. 



