850 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 30. Juli 1903. 
Auch werden mitunter zum Ausgleich der Luftdruckstörungen am 
Pendel sogenannte abgekürzte Quecksilberbarometer angebracht, deren 
Werth jedoch zweifelhaft sein dürfte, da sie auch von der Temperatur 
beeinflusst sind. 
Eine eigenthümliche, aber mehr nur für Studien geeignete Art 
des Ausgleichs lässt sich durch eine Vorrichtung erzielen, welche ich in 
entferntem Anschluss an eine ältere Hırr’sche Anordnung im Jahre 1888 
gefertigt und Fachleuten gezeigt habe, und die dann im Jahre 1896 
ausgestellt und in der Deutschen Uhrmacherzeitung veröffentlicht wurde. 
Sie war dazu bestimmt, die vom Uhrwerke aus zugeführte Kraft auf 
constante Ausschlagseite des Pendels zu regeln und beruht darauf, 
dass von der Pendelgabel, d. h. demjenigen Theil aus, welcher die 
Kraft des Werkes auf das Pendel überträgt, jedesmal dann ein kleines 
Gewichtehen aufgehoben und wieder fallen gelassen wird, sobald das 
Pendel in Folge der etwas überschüssigen Kraft des Laufwerks einen 
bestimmten Ausschlag überschreiten will. Dadurch wird nicht etwa 
dem Pendel eine Arbeitsleistung zugemuthet, sondern 
von der dem Pendel zugeführten Arbeit ein Theil 
abgezogen, so dass ein ganz minimaler Rückgang des 
Ausschlags eintritt. Dadurch wird der Ausschlag in 
ganz engen Grenzen, welche nur dadurch bestimmt sind, 
- ob ein vorn zugeschärftes Federchen über eine Stein- 
schneide hinwegkommt oder nicht, eonstant erhalten. 
Ich war damals der Meinung, dass mit Regelung 
der Kraftzufuhr auf gleichen Ausschlag Alles gethan 
sei, hatte aber die Verschiedenheit der unmittelbaren 
Wirkung bei verschiedener Angriffsstelle im Schwin- 
| gungsbogen ausser Acht gelassen. 
Verwendet man jedoch eine richtige Hemmung mit constanter 
Kraft und verlegt die Hebung des Gewichtchens nur oder hauptsäch- 
lich in die erste Hälfte der Schwingung (s. Fig.7), dann kann durch 
das öftere oder seltenere Heben des Gewichtehens nicht nur die Aus- 
schlagweite, sondern auch der unmittelbare Einfluss der Luftdruck- 
änderungen auf die Schwingungsdauer ausgeglichen werden. Es ist 
dabei der unregulirbare secundäre Einfluss der Ausschlagweite durch 
einen regulirbaren ersetzt, da man den Hub, die Grösse und die Ein- 
grifisstelle des Gewichtehens durch in der Figur zum Theil wegge- 
lassene Stellungen beliebig einrichten kann. 
Es hat diese kleine Vorrichtung auch die Eigenthümlichkeit, dass 
sie jede Anderung der einwirkenden Kräfte sofort ausgleicht und da- 
bei ihre Grösse dureh öfteres oder selteneres Spiel des Gewichtchens 
(auch dem Gehör) anzeigt. | 
Fig. 7. 
