LAS VARIACIONES DE NIVEL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 103 



sobre la superficie del agua del pozo. El flotador se halla uni- 

 do á un hilo también metálico que se envuelve sobre el borde 

 de una polea, que se mueve fácilmente sobre un aparato de 

 suspensión. 



El otro extremo del hilo lleva un contrapeso que mantiene 

 el equilibrio del sistema. 



Una aguja marca sobre una escala graduada en centímetros 

 y milímetros, las variaciones del nivel del agua del pozo por 

 los movimientos que el flotador trasmite al conjunto del aparato. 



En el número de La Nature de Tissandier, correspondiente al 

 9 de Enero del 86, vemos que en Boston (U. S. A.) los inge- 

 nieros encargados de determinar el nivel de las aguas subterráneas 

 se valieron de una sonda que puede llamarse química, pues 

 se funda sobre la propiedad que tiene el potasio de inflamarse 

 en presencia del agua. Procedían de la manera siguiente : adap- 

 taban á la extremidad inferior de una cinta metálica graduada 

 un pedazo de plomo y fijaban en éste un tubito de vidrio con 

 un fragmento de potasio fundido en su extremidad inferior, de 

 manera que constituía el cero de la sonda. 



Introducida ésta en el pozo, tenían la noción exacta de la al- 

 tura de la superficie del agua por la pequeña explosión y por el 

 fenómeno luminoso que se produce en el momento del contacto del 

 potasio con la capa líquida. 



El aparato empleado por nosotros consta de una cinta metá- 

 lica de agrimensor, dividida en centímetros y medios centímetros, 

 que se halla sujeta a un tirante de madera fuertemente adhe- 

 rido á los pilares del pozo, y que constituye un punto de par- 

 tida fijo para cualquier observación. La cinta metálica está en 

 comunicación por el mango, con un galvanómetro muy sensible, 

 y el otro polo de éste con el positivo de una batería de dos 

 pilas Leclanché, hallándose el negativo de esta, puesto en co- 

 municación con el agua por medio de un alambre metálico 

 introducido en el interior del pozo. 



La cinta metálica lleva en su estremo libre una plomada 

 terminada en punta y destinada á bajar al pozo obedeciendo á 

 los movimientos de manivela que se imprimen á la sonda. 



Se comprende fácilmente que, una vez que la punta de esta 

 plomada toca la superficie del agua, se cierra el circuito de la 

 corriente eléctrica de la pila y se produce una fuerte desviación 

 de la aguja del galvanómetro. 



