ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



i-.ii caso de haber introducido demasiado la cinta en el agua 

 de] pozo, se vuelve á subir, se deja pasar un rato, para que 

 la aguja del galvanómetro vuelva á su inmovilidad, y se vuelve 

 i dejar caer con lentitud hasta que se perciba un movimiento 



lijero (\^ la aguja, que nos indica que la punta de la plomada 



unida á la cinta, toca en ese instante la superficie del agua. 

 S hace en ese momento la lectura de la altura, tomando como 



punto de partida la laminilla sobre la que se desliza la cinta. 



Las observaciones pueden hacerse ó volverse á verificar en 

 pocos Instantes, con la precisión necesaria \ permiten avaluar 

 los metros, centímetros y aun hasta los milímetros, que existen 

 entre la superficie del agua y el cero de la escala. 



En un principio el aparato fué construido interponiendo una 

 campanilla eléctrica; pero la gran resistencia que opone el agua 

 al paso «le la corriente, nos obligó á recurrir al galvanómetro 

 exilio indicador, que liemos hallado superior á cualquier otro 

 medio y que nos proponemos seguir usando en adelante. 



Esto diríamos el año pasado; hoy después de un año más 

 de esperiencia podemos agregar que el aparato funciona ad- 

 mirablemente y que ninguno le ¡guala en precisión y regulari- 

 dad de funcionamiento. Solo hemos debido renovar el líquido 

 de las pilas una vez en dos años y limpiar la sonda unas pocas 

 veces á causa de la oxidación que esperimenta. 



En el Colegio San José ha sido usado el aparato Morache 

 con flotador, pero á causa de la baja del agua en el tubo de 

 canalización de este pozo surgente, llegó un momento en que 

 el dotador rozo con sus paredes, haciendo irregulares los movi- 

 mientos de ascenso v descenso y llegó por último á suspenderse 

 la observación á causa de esto mismo. 



En el Hospital Militar el Sr. La val le instaló también un 

 aparato Morache. «pie funcionó con más regularidad, pero nun- 

 ca obteniendo la sensibilidad que se consigue por el método 

 eléctrico que hemos descrito nosotros y que tenemos adaptado 



á nuestro pOZO de observación. 



Creemos (mi definitiva que la precisión de los resultados compen- 

 san los mayores gastos de instalación (pie deben hacerse para 

 nuestro aparato; v por eso no trepidamos en aconsejarlo de 

 preferencia á cualquier otro para este género de observacioneí 



bw todo cuando los DOZOS tienen grandes profundidades como 



el nuestro. 



