L. Horsorn und S. Varentıser: Temperaturmessungen bis 1600°., sll 
Temperaturmessungen bis 1600° mit dem Stick- 
stofithermometer und mit dem Spektralphotometer. 
Von Prof. L. HoLgorn und Dr. S. VALENTINER. 
(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Vorgelegt von 
rn. WARBURG. 
Stiekstoffthermometer. 
unse mit dem Stickstoffthermometer, an welches das LE ÜHATELIER- 
sche Thermoelement aus Platin-Platinrhodium angeschlossen wurde, sind 
früher bis 1 130° durchgeführt worden." Die Heizung geschah in einem 
elektrischen Ofen; das 17 em lange Gefäß des Luftthermometers, das 
aus Platiniridium (20 Prozent Ir) hergestellt war, befand sich in einem 
horizontal gelagerten Porzellanrohr, das durch eine besondere Anord- 
nung der den Heizstrom leitenden Spule aus Nickeldraht mit solcher 
Gleichmäßigkeit erwärmt werden konnte, daß die Temperaturunter- 
schiede an verschiedenen Punkten längs des Gefäßes 5° nicht über- 
schritten. Die neben dem Gefäß liegende Lötstelle des gut isolierten 
Thermoelements ließ sich zur Abtastung des Temperaturgefälles in 
dem Heizrohr verschieben. 
Diese Versuche sind nun bis 1600° C. fortgesetzt worden. Hierfür 
war eine andere Anordnung notwendig. Denn da alle festen Materia- 
lien über 1100° hinaus mehr oder weniger elektrisch leitend werden 
und nur die Luft eine hinreichende Isolation des Thermoelements gegen 
die die Thermokraft weit überwiegende Spannung des Heizstromes ge- 
währt, haben wir das Heizrohr senkrecht gestellt, weil nur auf diese 
Weise eine Berührung des Thermoelements mit der Wandung des Ofens 
sicher zu vermeiden ist. Die Heizung geschah durch einen geschlossenen 
Zylinder aus Platinfolie von 0.01 mm Wandung, der auf ein Tonrohr 
von 5o cm Länge und 5.5 em Durchmesser gezogen war. Zum Wärme- 
schutz war dieses in angemessenen Zwischenräumen noch von zwei 
weiteren konzentrischen Rohren umgeben. 
ı L. Horsorv und A. Day, Wırpemanss Ann. 68, 817. 1899 und Ann. der 
Physik 2, 505. ı 
