812 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe v. 8. November 1906. 
Außerdem wurde noch mit einem zweiten Gefäß aus reinem Iridium 
beobachtet. Dieses hatte bei 0° allerdings nur einen Inhalt von 54.3 cem, 
also einen etwa viermal kleineren als das aus Platiniridium, und wurde 
in einem besonderen elektrischen Ofen erwärmt, dessen Heizrohr gleich- 
falls aus Iridium bestand. 
Bei den Messungen mit dem Stickstoffthermometer benutzten wir 
das Verfahren mit konstantem Volumen. Auf die Reinigung des Meß- 
gases wurde besondere Sorgfalt verwendet und sein Druck bei 0° auf 
15—24 cm abgeglichen, so daß eine Deformation des Gefäßes durch 
großen Überdruck in hoher Temperatur nicht zu befürchten war. 
Bekanntlich sind die Korrektionen, die an die Angaben des Luft- 
thermometers wegen des schädlichen Raumes und der thermischen Aus- 
dehnung des Gefäßes anzubringen sind, besonders in hoher Temperatur 
groß. Den Einfluß des schädlichen Raumes haben wir dadurch herab- 
gedrückt, daß wir ihn klein machten; sein Verhältnis zum Volumen des 
Gefäßes betrug bei dem großen Gefäß 0.004, bei dem kleinen 0.022. 
Die zweite Korrektion wurde durch Messung der linearen Aus- 
dehnung von Platiniridium (20 Prozent Ir) und Iridium bestimmt. Wir 
spannten zu diesem Zweck Bänder aus diesen Metallen in einem Stativ 
ein und schiekten einen Strom hindurch, um sie auf die gewünschte 
Temperatur zu bringen. Diese wurde in Übereinstimmung mit der 
Skale des Stickstoffthermometers unter Benutzung des optischen Pyro- 
meters aus der Emission abgeleitet. Die Ausdehnung der Legierung 
zwischen 0° und 1000° war schon bekannt.' Sie wird durch die Formel 
Al 
er (3198+ 1.4181?) 10° 
dargestellt, deren Gültigkeit jetzt bis 1630° bewiesen wurde. Für 
die Ausdehnung von Iridium ergab sich zwischen Zimmertemperatur 
und 1000°—1750°: 
= (6697t+ 1.1581?) 10°. 
Die senkrechte Stellung des Heizrohres ist für die Gleichmäßigkeit 
der Temperaturverteilung nicht so günstig wie die horizontale. In 
dem Platinofen betrug das Temperaturgefälle längs des Gefäßes bis 
30°, in dem Iridiumofen, der kürzer war, ungefähr das Doppelte. 
Schwierigkeiten bereitete die Zerstäubung der Platinmetalle, die 
über 1100° hinaus mit wachsender Temperatur in Gegenwart von Sauer- 
stoff bedeutend zunimmt und eine Veränderung der Thermokraft des 
mit ie n Stickstoffthermometer zu vergleichenden Elements herbeiführt. 
! L. Horsorv und A. Day, Sitzber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1900, S.1009 und 
Ann. der Phys. 4, 104. 1901. 
