L. Horsorn und S. VaArentiner: Temperaturmessungen bis 1600%°, 813 
Wir haben die Zerstäubung dadurch zu beschränken gesucht, daß wir 
den Sauerstoff möglichst abhielten, indem Stickstoff aus käuflichen 
Bomben ständig in langsamem Strome durch das glühende Heizrohr 
geleitet wurde. Ferner umgaben wir die Drähte des Thermoelements 
im Ofen mit Schutzrohren aus einem für die zerstäubten Teilchen un- 
durchlässigen Material. Als solches erwies sich allein Quarzglas brauch- 
bar, das allerdings nach dem Abkühlen kristallisierte, und zwar um 
so vollständiger, auf je höherer Temperatur es vorher gewesen war. 
Die Schutzrohre mußten deshalb häufig erneuert werden. 
Die folgende Zusammenstellung enthält die Ergebnisse der Ver- 
gleichung des Thermoelements mit dem Stickstoffthermometer. Die 
verschiedenen Beobachtungsreihen, bei denen mehrere 'Thermoelemente 
benutzt wurden, sind durch Vergleichung der Elemente untereinander 
auf ein einziges bezogen. 
Gefäß ” E(MV) beob. ber. 
Platiniridium 7 10732 1096° 1101? 
3 14713 1440 1445 
2 16431 1600 1601 
Iridium I 7220 7195 7195 
I 9953 1034 1034 
2 11853 1203 1198 
I 12332 1238 1239 
I 14582 1430 1435 
2 14763 1457 1452 
2 15826 1548 1547 
4 17280 1676 1680 
n bezeichnet die Anzahl der nahe beieinander liegenden Einzelbeob- 
achtungen, die zu einem Mittel vereinigt wurden; unter Z ber. sind 
diejenigen Werte aufgeführt, die sich aus der Interpolationsformel 
i 2 
= & ——} J— 101 
E = 30000 I. (1.25+ (500,) ) 1015 
berechnen. Bei der Aufstellung dieser Gleichung wurden nicht allein 
die jetzt beobachteten Temperaturen von 1100° an berücksichtigt, 
sondern auch die früher bis 1100° gewonnenen Werte 
sıgı MV 600° 8403 MV 900° 
6228 700 9543 1000 
7299 800 10716 1100 
denen ein größeres Gewicht beizulegen ist, weil sie mit einem gleich- 
mäßiger geheizten Gefäß erhalten wurden. Die Unsicherheit der neuen 
Werte dürfte bei der höchsten Temperatur 10° nicht überschreiten, 
während die der alten bei 1000° etwa 2-3° beträgt. 
Zur Festlegung der erweiterten Temperaturskale wurde der Schmelz- 
punkt des Palladiums neu bestimmt. Es geschah dies im Platinofen 
Sitzungsberichte 1906. 83 
