L. Horsorn und S. Varentiner: Temperaturmessungen bis 1600°. 815 
und die Größe c für verschiedene kleine Temperaturintervalle gesondert 
berechnet. 
Die Vermutung, daß der Gang durch die Extrapolation des Thermo- 
elements verursacht würde, konnte durch die obige Fortsetzung des 
Stickstoffthermometers bis 1600° bestätigt werden. Hiernach sind die 
extrapolierten Werte der Temperatur bei 1450° um 20°, am Palladium- 
schmelzpunkt um 40° zu niedrig. Auf Grund der berichtigten Tem- 
peraturskale erhalten wir im Mittel für die einzelnen Wellenlängen: 
A c 
0.656 u 14200 
0.590 14250 
0.546 14200 
0.501 14070 
0.478 14170 
und zwar erwies sich jetzt c innerhalb der Fehlergrenze als konstant. 
Wir nehmen als Gesamtmittel 14200 an, einen Wert, der auf etwa 
ı Prozent genau sein wird. 
Die Messungen haben wir mit denselben Apparaten: dem Lunner- 
Bropnusschen Spektralphotometer, dem während der Rotation verstell- 
baren Sektor und dem Lummer-Kurtsaunschen elektrisch geheizten 
schwarzen Körper angestellt, deren sich früher Lummer und PrinssHEım 
bedienten. 
Als Beispiel für die photometrischen Beobachtungen teilen wir 
zwei Reihen mit, bei denen unter der Annahme des Wertes € = 14200 
die Temperatur eines Körpers optisch bestimmt wurde und gleichzeitig 
durch ein Thermoelement kontrolliert werden konnte. Es kam ein 
schwarzer Körper aus reiner Magnesia zur Verwendung, der eine höhere 
Temperatur verträgt als die sonst benutzten. Die folgende Tabelle 
Au) topt. | Huftth. top. | Huftth. 
[972°] | [1006°] 
0.656 1098 | 1099° 1149 3  Alar 
1176 1177 1253 1253 
1323 1326 1346 1345 
! 1480 1488 1445 1448 
1574 1580 1578 1583 
0.590 1096 1097 1146 | 1146 
1176 | 1174 1253 1252 
1325 | 1327 1347 1345 
1484 | 1487 1448 1447 
1574 | 1580 1578 1584 
N 
0.546 1094 1095 1145 1146 
1773: |... 3472 1252 1252 
1326 1328 1347 1344 
1484 1487 1446 | 1447 
1574 1580 1578 1584 
