L. HorL.sorn und S. VArentıner: Temperaturmessungen bis 1600°, 817 
zu 517. Unter der Annahme, daß ce = 14600 ist, erhalten sie für 
den Schmelzpunkt des Platins 1745° und für den des Palladiums 154 1°. 
Mit c= 14200 würde man 1775° und 1563° berechnen. 
Das Ergebnis der Arbeit läßt sich dahin zusammenfassen, daß 
die Skale des Stickstoffthermometers bis 1600° mit einer Genauigkeit 
von 10° verwirklicht worden ist. Die Korrektion, die an die An- 
gaben dieses Thermometers noch anzubringen ist, um sie auf absolute 
Temperaturen zu reduzieren, fällt weit in die Fehlergrenze und ist 
deshalb vernachlässigt. Für die Reproduktion dieser Skale dient das 
Thermoelement, das sich in Rohren aus Quarzglas vor Veränderungen 
schützen läßt. Das Element kann durch Schmelzpunkte geeicht werden, 
zu deren Reihe, die früher mit Gold und Kupfer abschloß, als neuer 
Fixpunkt der Schmelzpunkt des Palladiums hinzukommt; er wurde 
zu 1575° bestimmt. 
Für die optische Temperaturmessung der schwarzen Strahlung 
genügt die Bestimmung einer einzigen Temperatur mit einem geeichten 
Thermoelement oder mit einem Schmelzpunkt. Alle übrigen Tempera- 
turen lassen sich dann aus dem Strahlungsgesetz berechnen, dessen 
Konstante c gleich 14200 zu setzen ist. 
Ausgegeben am 15. November. 
Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
Sitzungsberichte 1906. e 
