1010 Gesammtsitzung vom 8. November. 
einige Theilstriche anvisiren kann, die an jedem Ende des Stabes 
auf einer angefeilten Ebene gezogen sind. 
Die Versehiebung der Striche wird mit dem Ocularmikrometer 
gemessen. Ausser am Platin, dessen Oberfläche sieh nicht bei der 
Heizung änderte, liessen sich die Theilstriche auch bei Silber und 
dem etwas oxydirenden Palladium und Platiniridium in hohen Tem- 
peraturen mit befriedigender Schärfe einstellen. Selbst Nickel bot bis 
750° keine Schwierigkeit, während an Constantan zwei Beobachtungs- 
reihen nur bis 500° beendet werden konnten. Bei Eisen und Stahl 
jedoch, sowie bei Nickel über 750° hinaus mussten wir Theilungen auf 
o"”s dieken Platinplättehen vorsehen, die schwalbenschwanzförmig an 
den Enden in die Stäbe eingeschoben wurden. Diese Einrichtung, 
durch welche die Messung der Ausdehnung nur wenig beeinflusst wird, 
hat sich sehr bewährt. 
Für die Heizung kamen zwei verschiedene Rohre in Anwendung, 
von denen das eine mit einem 2"”” dieken, das andere mit einem 1""2 
dieken Niekeldraht bewickelt war. Die Temperaturvertheilung war 
in beiden ganz verschieden, wie man aus der folgenden Tabelle sieht. 
Von der Mitte I. Heizrohr I. Heizrohr 
entfernt 250° | 500° | 750° | 1000° || 250° | 500° | 750° | 1000° 
6m Ost — 2%5 | — 100 | + 1% 0%o | + 101 | + 3%6 | + 493 | + 697 
12 » - 381 —24| +25 | +22 || + 6.3 | +128 | +17.2 | +19.7 
19 » —19.5 | —23.6 | —23.5 | —38.5 | + 8.9 | +16.1 | #17.8 | +14.9 
23 » —32.4 | —31.7 | —57-4 | —78.2 | — 8.9 | —20.1 | —23.3 | —35-8 
West | + 6.5 | #+17.4 | #21.6 | #29.1| — 05 +09| +45 | + 3.6 
12 ” + 8.4 | +22.5 | +29.6 | +50.8 | + 4.3 | +13.8 | +22.4 | +29.7 
19 » — 7.11—- 05 0.0 | + 4.6 | +10.0 | +23.2 | +32.4 | +34.6 
23 ” —24.2 | —25.6 | —35.7 | —41.7 | — 13| +43 | +09| —ı124 
A —-— 4838| — 11/|+04| +44 | + 28 | + 6.6 | +10.9 | +#11.7 
Die Zahlen bedeuten die Temperaturunterschiede, welche der 
Platinstab an acht Stellen gegen seine Mitte besass, wenn diese an- 
nähernd auf 250°, 500°, 750° oder 1000° erhitzt war. Man sieht, 
dass das Temperaturgefälle im zweiten Rohr kleiner und gleichmässiger 
ist als im ersten, das deswegen nur bei Platin und Platiniridium be- 
nutzt wurde. Der Mittelwerth A ist auf graphischem W ege abgeleitet. 
Die Temperatur wurde mit einem 'Thermoelement gemessen, dessen 
Löthstelle längs des ganzen Stabes verschoben werden konnte. Die 
Angaben dieses Elements sind bezogen auf die von uns aufgestellte 
Scale des Stickstoffthermometers, die sich durch Schmelzpunkte von 
Metallen mit hinreichender Genauigkeit reprodueiren lässt. Wie hier 
erwähnt werden mag, haben neuere Versuche von uns für den be- = 
sonders wichtigen Schmelzpunkt des Goldes (1064°) ergeben, dass das . 
Se 
