WarsurG: Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. II. 647 
zielte man nach beendigter Füllung durch kräftiges Umschütteln der 
Sperrflüssigkeit. Die Geschwindigkeit der spontanen Desozonisierung 
im Gasometer betrug im Mittel o.ı Prozent in der Minute und wächst 
mit dem Alter der Sperrflüssigkeit, welche deshalb öfter erneuert wird. 
Ozonlösungen in Stickstoff oder Helium erhielt man, indem man 
das Ozon zuerst bei etwa —ı79° verflüssigte, nach Austreibung des 
Sauerstoffs in einen Stickstoff- oder Heliumstrom hinein verdampfte 
und dabei durch eine Heizspule das flüssige Ozon langsam bis etwa 
— 140° erwärmte. 
26. Die Zersetzungszelle (Fig. ı) besteht aus einem 17 mm weiten, 
ı9 mm langen Glasrohr R mit abgeschliffenen und polierten 7 mm 
breiten ringförmigen Rändern, gegen welche 
Fig. 1. 3 mm dicke Verschlußplatten Q aus Quarz 
gedrückt werden. Zu letztgenanntem Zweck 
ist das Glasrohr mit seinen Verschlußplatten 
zwischen ringförmigen Messingplatten M,, 
M, von 19 mm innerem, 47 mm äußerem 
Durehmesser gelagert, welche durch drei 
Spiralfedern f gegeneinander gezogen und 
\ gegen die Verschlußplatten gepreßt werden. 
“Q Die Federn sind einerseits an dem Messing- 
.— ring M, befestigt, anderseits tragen sie Häk- 
chen, welche nach Angabe von Hrn. GorrEL 
in eine in die Peripherie des Messing- 
rings M, eingedrehte, passend geformte Nut 
Een. 1 
WER 
mann RN 
MR -M eingehängt werden. Die Zelle faßt vom 
=HNMYN ?2 Hahn D, bis zum Schliff s (Fig. 2) 8.67 ebem. 
er, Sie wird vor dem Gebrauch sorgfältig mit 
| einem seidenen Tuch geputzt, unter diesen 
Nat. Größe. Umständen betrug die spontane Desozoni- 
sierung ungefähr ı—2 Proz. in der Minute. 
27. Fig. 2 zeigt die Verbindung zwischen dem Gasometer G, der 
Zersetzungszelle Z und der Jodkaliumvorlage V. An das Gasometer 
schließen sich die Gefäße A, und A, mit dem langen federnden Glas- 
rohr 5 Zum Trocknen des Gases wird A, mit Schwefelsäure gefüllt, 
A, verhindert den Übertritt der Säure nach S. Mit zunehmender Dauer 
des Gebrauchs werden die aus der Schwefelsäure beim Durchleiten des 
Gases gebildeten Blasen immer haltbarer und gelangen alsdann in A,, 
bis endlich die Säure erneuert werden muß. Der federnde Teil S 
gestattet die Verbindung des Gasometers mit der Zersetzungszelle durch 
den Schliff 8 bequem herzustellen. Durch den Dreiwegehahn D, kann 
die Verbindung mit dem Gasometer aufgehoben, außerdem die Zelle 
Sitzungsberichte 1913. & 
