804 Gesammtsitzung vom 24. Juli 1913. 
werden. Um das äußere Ende des Rohres R, gegen Erwärmung mög- 
lichst vollständig zu schützen, wurde dasselbe dauernd durch fließendes 
Wasser gekühlt, welches in dem mit der inneren Rohrwand in Be- 
rührung stehenden ringförmigen Gefäß Q zirkulierte. R, endlich ist 
ein kurzer Rohrstutzen von ı5 em Durchmesser, auf welchen die 
Gummitasche @ luftdieht aufgebunden ist. Diese ragt in das Innere 
des Kastens hinein und berührt die Trommel 7 des Interferometers. 
Greift man mit der Hand in die Gummitasche, so läßt sich die Trommel 
des Interferometers leicht fassen und auf jeden beliebigen Skalenteil 
einstellen. Das nötige Licht zur Ablesung der Teilung empfängt die 
Trommel durch ein größeres Glasfenster, welches in den Deckel des 
Kastens luftdicht eingekittet ist. Es bleibt noch zu erwähnen, daß 
sich zwischen der Linse Z, und dem Interferometer I eine ımm dicke 
Glasplatte S befand, welche an dem unteren Ende eines durch den 
Kastendeckel luftdieht hindurchgeführten Messingstabes befestigt war. 
Durch Anheben des Messingstabes konnte diese Glasplatte aus dem 
Strahlengang entfernt und hierdurch der langwelligen Strahlung der 
Zutritt zu dem Interferometer, der Linse L und dem Mikroradiometer 
freigegeben werden. 
Um die Strahlung des Quecksilberdampfes möglichst von der kurz- 
welligeren Emission des heißen Quarzrohres' zu befreien, wurde zwischen 
der Lampe A und der Quarzplatte P, ein in der Figur nicht ange- 
deutetes Diaphragma aus blankem Nickelblech angeordnet, dessen Öf- 
nung ein schmales Rechteck mit horizontaler Längsausdehnung bildete. 
Dieses Diaphragma blendete das oberste und unterste Drittel des hori- 
zontalen Rohres ab und ließ nur den mittleren, nahe der Rohrachse 
gelegenen Teil frei, welcher bei brennender Lampe mit leuchtendem 
Quecksilberdampf gefüllt war. Das Diaphragma war in einem Abstand 
von 3 mm von dem Quarzrohr an dem Gestell der Lampe starr be- 
festigt. Man konnte daher mit Sicherheit darauf rechnen, daß in den 
zu vergleichenden Versuchsreihen die Strahlung stets von der gleichen 
Stelle der Lampe herkam. 
Die Quarzlinsen Z, und Z, von 10 em Durchmesser sind mit den 
in unsrer letzten Arbeit benutzten identisch. Das Interferometer” war 
! Die mittels Quarzlinsen isolierte Strahlung des heißen Quarzrohres der Lampe 
ist hinsichtlich ihrer spektralen Zusammensetzung derjenigen ähnlich, welche unter 
gleichen Bedingungen von dem Auerbrenner erhalten wird. Ihre mittlere Wellen- 
länge beträgt etwa 100 n. 
2 Das verwendete Interferometer ist in den Arbeiten von H. Rusens und H. Hort- 
NAGEL, diese Sitzungsberichte 8.26, ıgro, und H. Rusexs und R. W. Woon, diese 
Sitzungsberichte S. 1122, ıgıo, ausführlich beschrieben worden. Bezüglich der Ein- 
richtung und Wirkungsweise des Instruments sowie der Aufnahme und Darstellung 
der Interferenzkurven muß auf diese Abhandlungen verwiesen werden. 
