922 Gesammtsitzung vom 6. November 1913. 
der Entfernung beider Sternbilder gegeben, da nach den früheren 
Ausführungen die Mitte des Objektivs als spannungsfrei gelten darf 
und bei zentralem Durchgang der Strahlen, da eine Ablenkung nicht 
vorhanden ist, selbst bei Existenz von Spannungen gegeneinander ge- 
neigte Strahlenbündel nicht entstehen können. 
Die direkte Okularbetrachtung zeigte, daß auffällige Bildverschie- 
bungen beim 8o-em-Objektiv nicht vorhanden waren. Die exakte 
Feststellung des Betrages einer geringen Verschiebung durch mikro- 
metrische Ausmessung von Photogrammen erforderte indessen noch 
eine besondere Untersuchung des Nikols. Wenn die Endflächen der Haupt- 
achse des Kristalls parallel sind und auf der Drehungsachse senkrecht 
stehen, so erfährt ein in Richtung der letzteren einfallender Strahl weder 
Richtungsänderung noch Parallelverschiebung. Bei schräger Inzidenz 
wird das Lichtbündel dagegen verschoben, und zwar, da es sich um den 
außergewöhnlichen Strahl handelt, bei Drehung des Nikols um einen mit 
der Neigung der Einfallsebene gegen den Hauptschnitt veränderlichen 
Betrag. Diese Schwankung vereinigt sich mit der Wirkung der tatsächlich 
vorhandenen kleinen Fehler im Parallelismus der Flächen und in der 
Justierung des Nikolprismas und verursacht bei Drehung des letzteren 
ein merkliches Schleudern des Bildes. Der Nikol war vom Mechaniker 
O. Toepfer mit besonderer Sorgfalt ausgesucht und so in einem Messing- 
rohr montiert worden, daß das Schleudern des Bildes, wenn man das 
Rohr um seine Achse drehte, bei axialem Durehgang der Strahlen 
ein Minimum wurde. Die Bestimmung der Amplitüde der Schleuder- 
bewegung geschah auf folgende Weise. Vor dem Objektiv des Fern- 
rohrs eines kleinen Spektralapparats wurde eine Blende mit drei kreis- 
förmigen, auf einem Durchmesser liegenden Öffnungen angebracht. 
Der Abstand der seitlichen Öffnungen von der zentralen war so ge- 
wählt, daß die Neigung der drei Strahlenbündel gegeneinander nach 
ihrem Durchgang durch das Objektiv dieselbe war wie bei den Auf- 
nahmen am 80-cm-Objektiv. Als Lichtquelle diente eine gleichmäßig 
beleuchtete kreisförmige Öffnung in der Spaltebene des auf das Be- 
obachtungsfernrohr gerichteten Kollimators. Das Rohr mit dem Nikol 
wurde genau in der Achse des Fernrohrs montiert, und zwar lag der 
Schnittpunkt der Strahlen innerhalb des Nikols. Hinter demselben 
wurde ein Fadenmikrometer so angebracht, daß der Abstand der Pris- 
menmitte von der Messungsebene 50 mm betrug. Da bei den kleinen 
Objektiven von 26 mm Öffnung und 265 mm Brennweite das Auf- 
treten von Verschiebungen infolge von Doppelbrechung ausgeschlossen 
war, so durften die tatsächlich bei Drehung des Nikols eintretenden 
Entfernungsänderungen der drei Bilder als Betrag des Schleuderns 
gelten und konnten als Verbesserungen an die Entfernungen ange 
