ESSAIS AU CHALUMEAU 



31 



Fis. 19. 



Le mortier cVAblch (fîg. 19) est fréquemment employé pour 

 pulvériser les matières très dures. Il se compose de trois 

 pièces : un plateau circulaire P avec cavité cylindrique, de 

 5 à 6 millimètres de profondeur, formant enclume; un cylin- 

 dre creux ou manchon M, de 24 millimètres de diamètre, 

 qui pénètre dans cette cavité ; enfin 

 un cylindre massif en acier G, de 

 18 millimètres de diamètre, remplis- 

 sant exactement le creux du précé- 

 dent et portant une tète arrondie T 

 sur laquelle on peut frapper avec 

 un gros marteau. La matière à 

 pulvériser est mise à l'intérieur du 

 manchon, placé dans la cavité de 

 l'enclume : on introduit le cylindre 

 plein, on l'enfonce à la main, et 

 quand il est arrêté au contact de 

 la matière, on y donne plusieurs 

 coups de marteau, tout en maintenant bien solidement avec 

 les doigts le manchon sur l'enclume. En retirant ensuite suc- 

 cessivement les deux cylindres, on trouve la matière réduite 

 en poudre assez fine pour être porphyrisée au mortier d'agate. 



Si le chimiste n'a pas de mortier d'Abich, il pourra le rem- 

 placer par le tas en acier poli, un petit cylindre d'acier de 



1 centimètre de diamètre et 4 à 5 centimètres de longueur et un 

 tube de caoutchouc à parois épaisses, de 



2 centimètres environ de hauteur, dans 

 lequel le cylindre d'acier passe presque à 

 frottement. La matière étant placée sur le 

 tas, à l'intérieur du tube de caoutchouc, on 

 y fait descendre le cylindre et on frappe au marteau ; les 

 fragments sont bien retenus par le caoutchouc. 



Le mortier d'agate et le pilon d'agate (fig. 20) , que l'on em- 

 manche souvent dans un gros bouchon de liège ou dans du 

 bois, afin de pouvoir mieux appuyer, sont toujours néces- 

 saires pour obtenir une poudre très fine. 



Fig. 20. 



