84 



ANALYSE QUALITATIVE 



Fif 



mètres de diamètre, porté sur un pied de fonte F. Une tubu- 

 lure horizontale H fixée dans le pied et reliée à un tube de 

 caoutchouc amène le gaz au bas d'un petit ajutage A disposé 



verticalement, qui le lance 

 suivant l'axe du brûleur. 

 Le tube de laiton présente, 

 à la hauteur de l'ajutage ou 

 un peu au-dessous, deux 

 orifices latéraux et 0' qui 

 donnent passage à l'air ve- 

 nant du dehors ; celui-ci 

 est entraîné avec le gaz, 

 auquel il se mélange dans 

 la longueur du tube. Pour 

 faciliter le mélange, Bun- 

 sen a recommandé de ter- 

 miner l'ajutage par un système de trois fentes partant du 

 centre, sous des angles de 120°; il s'opère moins bien avec 

 un orifice cylindrique, comme le font souvent les construc- 

 teurs. 



Le brûleur est muni, la plupart du temps, d'une couronne 

 métallique G, placée à la base du tube vertical, mobile autour 

 de son axe et percée de deux ouvertures, qui peuvent ou se 

 placer en face des ouvertures fixes du tube de laiton pour 

 laisser passage à l'air ou, au contraire, les recouvrir plus ou 

 moins, lorsqu'on a fait tourner la pièce mobile. 



On peut alors ouvrir ou fermer à volonté l'admission de l'air 

 et ouvrir de même plus ou moins le robinet d'admission pour 

 le gaz, ce qui permet de régler convenablement les propor- 

 tions relatives du comburant et du combustible. On fera en 

 sorte d'obtenir une flamme longue ou courte, suivant les cas, 

 mais toujours très chaude et très peu brillante. 



L'absence de virole mobile dans un brûleur ne permet pas 

 de faire varier dans des limites aussi larges la longueur de la 

 flamme ; si l'on diminue la vitesse et la proportion du gaz en 

 fermant partiellement le robinet d'admission, la flamme 



