ESSAIS AU SPECTROSCOPE 105 



apportées depuis par de savants constructeurs, soit en vue de 

 le rendre plus maniable, soit dans le but d'en augmenter la 

 puissance. 



SPECTROSCOPE 



Kirchhoff et Bunsen ont fait construire les deux premiers 

 modèles d'instruments destinés à l'observation des spectres 

 lumineux. On en a établi d'autres sur le même principe, mais 

 avec quelques dispositions différentes, suivant l'usage auquel 

 ils sont destinés. 



Le spectroscope le plus usité pour les recherches analytiques 

 est encore celui des deux inventeurs. Il est composé de quatre 

 pièces portées sur une plateforme circulaire avec support à 

 trois pieds (fig. 32). 



Un prisme triangulaire P en flint à angles de 60° est fixé 

 au centre de la plateforme, et recouvert ordinairement d'un 

 tambour cylindrique T ou prismatique en cuivre, noirci inté- 

 rieurement, présentant trois fenêtres disposées devant les trois 

 faces du prisme. 



Autour du prisme sont disposés horizontalement deux tubes 

 collimateurs C et G' et une lunette L. 



L'un des tubes G porte du côté du centre une lentille conver- 

 gente et du côté opposé deux lames en laiton, qu'on peut rap- 

 procher ou écarter au moyen d'une vis V, de manière à lais- 

 ser une fente étroite, devant laquelle se place la source lumi- 

 neuse S à observer. 



Le second tube G' est muni, à son extrémité la plus éloignée 

 du prisme, d'une lame de verre avec échelle divisée horizon- 

 tale, qu'on illumine au moyen d'une bougie ou d'une flamme 

 de gaz éclairante E, placée immédiatement à côté. Une feuille 

 d'étain recouvre la lame de verre, de manière à ne laisser de 

 transparence qu'au micromètre. 



La lunette contient un objectif et un oculaire pour observer 

 les rayons lumineux, après qu'ils ont été réfractés et dispersés 

 par le prisme ; son grossissement est de 8 diamètres en gêné- 



