106 



ANALYSE QUALITATIVE 



rai. En même temps que le spectre lumineux, arrive à l'œil 

 de l'observateur l'image du micromètre, qui s'est réfléchie sur 

 la face même du prisme par laquelle sortent les rayons réfrac- 

 tés. Les deux images se forment donc au même point et 

 l'échelle peut ainsi servir à fixer exactement la position des 

 différentes raies du spectre. 

 En général, on s'arrange de façon que les 50 premières 



Fie. 32. 



divisions de l'échelle comprennent toute la partie visible du 

 spectre jusqu'à la raie D de Fraunhofer, correspondant exacte- 

 ment avec le trait marqué 50; mais la position des raies varie 

 un peu avec l'angle du prisme et le pouvoir dispersif, pour les 

 diverses couleurs spectrales, du verre dont il est formé; elle 

 est donc en réalité différente d'un instrument à l'autre, mal- 

 gré les soins apportés à leur construction. 



