ESSAIS AU SPECTROSCOPE 



109 



L'échelle de cette figure, sur papier quadrillé au millimétré, 

 convient bien pour les métaux alcalins ; elle serait trop petite 

 pour fixer avec assez de précision la place des raies des mé- 

 taux proprement dits. Pour ceux-ci, on peut recommander de 

 construire la courbe du spectroscope à une échelle trois fois 

 plus grande. 



Spectroscopes à plusieurs prismes. — Lorsque l'on veut 

 obtenir un spectre très étalé, dans le but d'en étudier avec 

 soin une région particulière, il devient indispensable d'em- 

 ployer des spectroscopes dont le pouvoir dispersif est accru 

 par l'emploi de plusieurs prismes disposés sur une même plate- 



Fig. 34. 



forme à la place du prisme unique de Kirchhoff, de manière 

 que les rayons lumineux passant par le collimateur G (fîg. 34) 

 les traversent tous successivement avant d'entrer dans la 

 lunette L. Les déviations successives s'ajoutant, la dispersion 

 est plus forte, le spectre plus étendu, mais beaucoup moins 

 éclairé à cause de son développement et des pertes qu'a subies 

 dans son parcours le faisceau lumineux. Aussi ces instruments 

 ne sont-ils employés que pour l'étude des sources lumineuses 

 très intenses. Ils sont d'ailleurs construits d'une façon telle 

 qu'il est toujours facile de n'employer qu'une partie des 

 prismes en déplaçant le collimateur. 



La dispersion avec un même prisme étant naturellement 

 plus grande vers le violet, que vers le rouge, il est bon de 



