110 



ANALYSE QUALITATIVE 



l'augmenter de ce dernier côté par l'emploi de deux prismes 

 et de la réduire du côté des rayons violets par la suppression 

 de l'un d'eux, suppression qui s'obtiendra par un simple 

 mouvement de vis du spectroscope. Une trop grande disper- 

 sion aurait le très grave inconvénient de faire disparaître les 

 raies du violet (A. de Gramont, v. p. 117). 



Spectroscopes à vision directe. — Dans ce genre spécial d'ap- 

 pareils, la lunette L et le collimateur G (fîg. 35), au lieu d'être 



plus ou moins in- 

 clinés, se trouvent 

 exactement en pro- 

 longement l'un de 

 l'autre, ce qui donne 

 à l'ensemble l'appa- 

 rence d'une simple 

 lunette et rend les 

 observations plus 

 commodes, surtout 

 celles qui ont en 

 vue l'analyse des 

 corps célestes. 



Pour annuler la 

 déviation sans dé- 

 truire la dispersion, 

 Amici employait un 

 prisme multiple composé d'un prisme en flint placé entre 

 deux prismes en crown. Hoffmann a construit un prisme mul- 

 tiple comprenant deux éléments en flint et trois en crown. 

 Enfin, Thollon, par un dispositif particulier de réflexions et 

 de réfractions, créa un instrument d'une merveilleuse puis- 

 sance, permettant de distinguer nettement plus de 4.000 raies 

 obscures dans le spectre solaire. 



De petits spectroscopes à vision directe (fîg. 36 et 37) sont 

 employés pour les éludes de chimie minérale ; ils sont dé- 

 pourvus de supports, le micromètre se trouve placé dans la 



