Fie. 36. 



ESSAIS AU SPECTROSCOPE 111 



lunette même, au point où se forme l'image réelle du spectre, 

 les tubes de l'instrument peuvent rentrer les uns dans les 

 autres comme ceux d'une longue-vue et l'ensemble peut être 

 facilement mis dans la poche. 



Comparaison des spectres. — Lorsqu'en examinant le spectre 

 d'une substance on veut le comparer à celui d'un élément 

 connu, qu'on croit être de 

 même nature, on peut pro- 

 duire simultanément les 

 deux spectres dans deux 

 flammes différentes ; l'une 

 d'elles est placée en face de la fente, l'autre sur le côté 

 (fig. 32, p. 106) ; mais on renvoie les rayons parallèlement aux 

 premiers à l'aide d'un petit prisme à réflexion totale P, qui 

 peut se rabattre sur la fente du collimateur en n'en couvrant 

 que la moitié (fig. 38). Les deux spectres horizontaux vus 



dans la lunette se 



placent l'un au- 

 dessus de l'autre 

 et, s'ils sont iden- 

 tiques, on le re- 

 connaît aussitôt à ce que leurs raies d'égale réfrangibilité 

 sont dans le prolongement les unes des autres. 



Cette comparaison expérimentale peut d'ailleurs être rem- 

 placée par l'examen de la position exacte des raies de la 

 substance que l'on étudie et la mise en 

 parallèle de ces raies avec celles corres- 

 pondant aux divers éléments dont les 

 spectres ont été décrits ou dessinés dans 

 de semblables conditions. Mais il importe 

 alors de rapporter les mesures à la même 

 échelle ou à la table des longueurs d'onde 

 correspondantes, en se servant de la 

 construction graphique qui a été décrite 

 plus haut (p. 107). Il faut aussi avoir soin de ne comparer que 



Fie. 37. 



Fig. 38. 



