112 ANALYSE QUALITATIVE 



des spectres obtenus dans des conditions semblables, soit avec 

 une flamme, soit avec l'étincelle électrique; car les raies d'un 

 même métal ne sont pas toutes identiques à des températures 

 très différentes. 



§ 7. 



SOURCES DE CHALEUR ET DISPOSITIFS 



GÉNÉRAUX 



On emploie généralement, comme source de chaleur dans 

 l'analyse spectrale , la flamme presque incolore du brûleur 

 Bunsen. Ce dernier doit avoir une cheminée de 9 millimètres 

 de diamètre et de 90 millimètres de hauteur, en laiton, en 

 verre blanc et dur, ou, mieux encore, en platine; on devra 

 d'ailleurs tenir compte des raies que la substance dont est 

 formée la cheminée , est susceptible de donner, afin d*en 

 pouvoir faire abstraction dans l'examen ultérieur des spectres; 

 le platine, dans ces conditions, ne fournit pas de raies, ce qui 

 simplifie l'observation. 



La flamme, rendue très peu éclairante, est placée à 5 centi- 

 mètres environ en avant de la fente du spectroscope, le sommet 

 du brûleur étant un peu au-dessous du bord inférieur de la 

 fente. Gomme l'intérieur de la flamme donne des raies spé- 

 ciales dues au carbone, après les avoir observées, on déplace 

 doucement le bec Bunsen jusqu'à ce que les raies aient 

 complètement disparu. C'est alors le bord de la flamme qui 

 se trouve en. face de la fente, et c'est là que l'on introduira la 

 substance à examiner. 



