ESSAIS AU SPECTROSCOPE 



113 



fUiffû 



Fis;. 39. 



La substance est en poudre ou en dissolution. On y plonge 

 l'extrémité d'un fil de platine, terminé en boucle 

 ou contourné en spirale (fig. 39) et soudé par l'autre 

 extrémité à un petit tube de verre, qu'on tient à 

 la main ou mieux qu'on fixe horizontalement à un 

 support métallique (fig. 40), composé par exemple 

 d'un pied massif P et d'une tige verticale T, le long 

 de laquelle peut se déplacer une glissière à ressort 

 R, portant une petite tige horizontale H, sur laquelle 

 on enfile le tube à fil de platine. Le fil métallique 

 est choisi plus ou moins fin suivant les cas. Un fil 

 de mm ,2 à min ,4 de diamètre convient pour des 



substances peu 

 volatiles , parce 

 qu'il s'échauffe 

 mieux qu'un fil 

 plus gros. Onem- 

 ploiera celui-ci de préfé- 

 rence pour les corps très 

 volatils, afin qu'ils dispa- 

 raissent un peu plus lentement et qu'on ait 

 mieux le temps d'observer les raies du 

 spectre. 



Mais le plus souvent c'est du défaut de vo- 

 latilité que viennent les difficultés d'observa- 

 tion ; si les chlorures, bromures, iodures et 

 fluorures se prêtent fort bien aux détermi- 

 nations, par contre, les hydrates, les carbo- 

 nates et les sulfates donnent des spectres 

 beaucoup moins intenses, les borates, les 

 phosphates et les silicates ne se volatilisent 

 que difficilement. On peut vaincre partiellement cette dif- 

 ficulté, soit en employant le brûleur modifié par Debray avec 

 introduction d'oxygène destiné à produire dans la combustion 

 du gaz une température très élevée, soit en transformant par 

 des réactifs appropriés les composés fixes en sels volatils; 



DOCIMASIE. — T. I. 8 



Fis. 40. 



