ESSAIS AU SPECTROSCOPE 



115 



Fig. 42. 



concentrée de la substance. Cette solution peut être placée 

 dans un petit tube de verre recourbé (fig. 42) dont l'ex- 

 trémité fermée est engagée dans un mor- 

 ceau de liège. 



Il a aussi employé une petite nacelle 

 de platine formant l'un des pôles, dans 

 laquelle la substance pouvait être main- 

 tenue en fusion et au-dessus de laquelle 

 il disposait le fil de platine formant l'autre 

 pôle. 



Delachanàl et Mermet ont conseillé l'emploi d'un petit tube 

 à essai, dont le fond est traversé par un fil de platine placé 

 dans un tube de verre capillaire un peu plus 

 long que le fil lui-même (fig. 43). La solu- 

 tion à étudier ne doit pas noyer complète- 

 ment le tube de verre, clans lequel elle monte 

 par capillarité et au-dessus duquel on place, à 

 une faible distance, un second fil de platine, 

 servant d'électrode positive, soutenu et protégé 

 par un tube de verre terminé au dehors par 

 une petite masse métallique. Les tubes de De- 

 lachanal[et Mermet présentent l'avantage de 

 permettre la conservation de diverses solutions 

 types, dont on se sert comme termes de com- 

 paraison; malheureusement, lés spectres qu'ils 

 fournissent sont presque toujours troublés par 

 suite de l'attaque du tube capillaire sous l'ac- 

 tion de l'étincelle. 



Demarçay a indiqué une disposition qui 

 permet de donner plus d'intensité à l'étincelle 

 d'induction et d'apercevoir les raies de corps 

 qui ne seraient pas visibles dans les circons- 

 tances ordinaires. 

 La différence consiste en ce que Demarçay 

 fait usage, pour la bobine d'induction destinée à donner les 

 étincelles, d'un fil inducteur beaucoup plus gros qu'on ne 



Fitr. 43. 



