REACTIFS 



réalisée pendant un quart d'heure au moins; on fe n 

 ensuite le robinet, le gaz refoule le liquide, l'attaque du zinc 

 se ralentit, puis cesse bientôt. Il suffira, par la suite, d'ouvrir 

 le robinet pour obtenir un courant d'hydrogène, que l'on 

 purifiera par l'un des procédés décrits plus loin. 



L'appareil de Kipp, aujourd'hui très répandu (fîg. 60), est 

 formé d'un vase à deux boules séparées par 

 un étranglement, que traverse le tube 

 vertical d'un second vase de verre, où l'on 

 verse l'acide étendu. La boule supérieure 

 du premier vase a son col rodé à l'émeri 

 et fermé exactement par le tube du second. 

 Une tubulure latérale porte un bouchon et 

 une tubulure à robinet qu'on tient ordi- 

 nairement fermé et qu'on ouvre au mo- 

 ment où l'on veut employer le courant 

 gazeux. Le gaz développé par l'attaque du 

 zinc au contact de l'acide exerce sur celui-ci 

 une pression, qui l'oblige à s'élever dans le 

 tube et dans le réservoir supérieur en 

 s'abaissant , d'autre part, dans le réservoir 

 inférieur, de manière à n'être plus au con- 

 tact du zinc, en sorte que l'attaque est 

 interrompue, jusqu'au moment où l'ouver- 

 ture du robinet et le dégagement du gaz 

 diminuent la pression. 



L'appareil de Kipp, dont le fonctionne- 

 ment est, comme on le voit, analogue à celui de l'appareil 

 de Deville, a l'avantage de tenir moins de place; mais il 

 donne un courant moins abondant et moins prolongé. Il 

 demande un soin particulier pour son bon entretien. Le bou- 

 chon de verre de la boule inférieure sera légèrement graissé 

 pour éviter qu'il se coince clans la tubulure; il sera prudent 

 de l'assujettir à l'aide d'un petit cordon, pour l'empêcher de 

 céder à la pression du liquide. 



Un autre appareil, exigeant peu de place, est simplement 



DOCIMASIE. — T. I. 03 



Fis. 61. 



