478 ANALYSE QUANTITATIVE 



La constatation de l'humidité se fait le soir même ou, au plus 

 tard, le lendemain matin, par l'agent de la Vieille-Montagne, 

 sous le contrôle et avec l'assistance du délégué du ven- 

 deur, ou bien, si le vendeur le désire, par les délégués des 

 deux parties opérant contradictoirement et simultanément sur 

 un double échantillon. Dans ce cas, si les résultats obtenus 

 pour chacun d'eux ne diffèrent pas de plus de 0,2 p. 100, la 

 moyenne représente l'humidité à consigner au procès-verbal 

 de réception. En cas de différence plus grande que 0,2 p. 100, 

 les essais doivent être recommencés, jusqu'à ce qu'il y ait 

 concordance dans les limites indiquées. 



Les essais hygrométriques se font comme suit : 



Le contenu de chaque boîte est parfaitement mélangé, et, 

 après l'avoir étendu en couche d'égale épaisseur, on en prend, 

 au moyen d'une spatule, 100 grammes, qui sont placés dans 

 une capsule tarée d'avance. La capsule est portée sur un bain 

 de sable, chauffé par une lampe à alcool jusqu'à 100 degrés 

 centigrades. Pour mesurer la température on se sert d'un 

 thermomètre en verre, dont le réservoir plonge dans le mine- 

 rai et au moyen duquel on remue celui-ci pour favoriser l'éva- 

 poration et obtenir une température uniforme dans la masse ; 

 il faut éviter lorsqu'on remue la masse, de faire tomber hors 

 de la capsule aucune parcelle de minerai. 



Arrive à 100°, on éteint la lampe et on laisse refroidir jus- 

 qu'à ce que le thermomètre ne marque plus que 50° ; on 

 chauffe alors de nouveau jusqu'à 100°, puisonprocèdeàlapesée. 



Lorsqu'elle se fait à chaud, on porte immédiatement la cap- 

 sule sur le plateau de la balance; la différence de poids cons- 

 tatée, moins gr ,l représente l'humidité renfermée dans le 

 minerai. La correction de gr ,l, que l'on déduit de la diffé- 

 rence de poids correspond, suivant expérience faite, à l'erreur 

 qui provient de l'action exercée sur un plateau de la balance 

 par le courant d'air résultant de la température élevée de la 

 capsule; on doit donc ajouter gl ",l au poids de la pesée à 

 chaud ou, ce qui revient au même, déduire gr ,l de la diffé- 

 rence de poids constatée. 



