t9D 



ANALYSE QUANTITATIVE 



humidité empruntée à l'air, soit de l'eau de constitution, soit de 

 Veau de cristallisation, ou bien lorsqu'elle peut éprouver sous 

 l'action de la chaleur quelque autre changement de composi- 

 tion, tel qu'une perte d'éléments volatils, une oxydation, etc. Il 

 faut, dans chaque cas, tenir compte de ces phénomènes pos- 

 sibles, d'après la nature du corps que l'on examine. 



Nous verrons plus tard comment on détermine, au besoin, 

 la proportion de l'eau contenue sous ces différents états ; nous 

 n'avons à nous occuper en ce moment que des procédés em- 

 ployés pour l'éliminer d'une façon plus ou moins complète et 

 amener l'échantillon à un état bien défini, que l'on puisse 

 reproduire à volonté. 



Étuves. 



On se sert le plus souvent des étuves que l'on amène à une 

 température constante par différents procédés de chauffage et 

 de régularisation. 



L'étuve à eau ou étuve de Gai/-Lussac est une boîte rectangu- 



Fi£ 



laire (fîg. 72) en tôle de cuivre, dont cinq parois sont à dou- 

 ble enveloppe; la sixième est fermée par une porte ou par 

 deux portes superposées et percées d'ouvertures assez petites, 

 mais permettant à l'air de se renouveler. Une tablette percée 



