494 



ANALYSE QUANTITATIVE 



qui, fondé sur la dilatation d'un petit volume d'air enfermé 

 sous du mercure (fig. 75), possède une grande sensibilité, 

 mais aussi une grande fragilité ; en outre la surface du mer- 

 cure s'altère rapidement au contact du gaz d'éclairage, qui 

 est presque toujours un peu sulfuré et qui y laisse des pous- 

 sières. 



Le régulateur de Raulin est construit solidement en fer: il a 

 un second avantage, c'est qu'on peut facilement le régler à 

 différentes températures fort écartées les unes des autres. Il 



est fondé sur la dilatation du mer- 

 cure seul : mais il est encore un peu 

 sujet aux altérations par le gaz. 



Tout contact du mercure avec le 

 gaz a été évité dans le régulateur de 

 Th. Schlœsing : il est formé (fig. 76) 

 d'un réservoir en verre assez grand 

 R, surmonté d'un tube à deux bran- 

 ches, l'une verticale Y. servant à 

 l'introduction ou à la sortie du mer- 

 cure, l'autre horizontale avec extré- 

 mité légèrement évasée et bordée à 

 la lampe, de manière à recevoir une 

 membrane de caoutchouc, tendue 

 au moyen d'un cordonnet de soie. 



Il l La branche verticale porte une 



douille avec robinet de verre et se 

 Fi ç 76. termine par un petit entonnoir E. 



par où le mercure a été introduit. 

 Si l'on chauffe progressivement le réservoir thermométrique, 

 une partie du mercure se rend dans l'entonnoir à travers 

 le robinet ouvert: mais si. à une température déterminée, 

 on vient à' fermer le robinet, la dilatation du mercure ne 

 peut plus se faire qu'en repoussant la membrane de caout- 

 chouc, qui prend une convexité de plus en plus grande. C'est 

 précisément cette déformation qu'on utilise pour régler le débit 

 du gaz, en plaçant devant la membrane de caoutchouc une 



