OPERATIONS l> R E U M 1 N A 1 R E S 



495 



lame métallique flexible, suspendue devant l'orifice du tube 

 d'arrivée du gaz. 



Les deux tubes et la lame métallique sont fixés par des bou- 

 chons dans les deux branches latérales et la branche supé- 

 rieure d'un petit ballon de verre H à quatre tubulures. La 

 quatrième T sert à la sortie du gaz, qui se rend à l'appareil 

 de chauffage. 



Le gaz passe librement lorsque la membrane de caoutchouc 

 n'est pas déformée; à mesure qu'elle devient plus convexe 

 sous la pression du mercure, elle repousse la lame flexible et 

 celle-ci ferme de plus en plus l'orifice du tube à gaz. Le passage 

 du gaz serait même complètement intercepté, si l'on n'avait eu 

 soin de ménager au bout 

 du tube une petite enco- 

 che , afin de laisser tou- 

 jours passer assez de gaz 

 pour éviter l'extinction du 

 brûleur. Le débit de gaz 

 diminuant, la température 

 s'abaisse dans l'enceinte 

 Chauffée, où est plongé le 

 réservoir thermométrique ; 

 dès lors le mercure se con- 

 tracte et la lame revient 

 à sa position première, en 

 livrant passage à une plus 

 grande quantité de gaz. 

 L'équilibre s'établit assez 

 rapidement et la tempéra- 

 ture se trouve fixée très près du point où elle était lorsqu'on 

 a fermé le robinet de verre. 



Quand on laisse l'étuve se refroidir, il ne faut pas négliger 

 de rouvrir ce robinet; car, à défaut de cette précaution, l'ap- 

 pareil étant fermé de toutes parts, la contraction du mercure 

 amènerait la distension et probablement la rupture de la mem- 

 brane de caoutchouc. 



Fig. 77. 



