496 



ANALYSE QUANTITATIVE 



Cet appareil donne de très bons résultats pour les tempéra- 

 tures modérées; lorsqu'on veut pouvoir dépasser le point 

 d'ébullition du mercure, il faut avoir recours au régulateur de 

 d'Arsonval, auquel Wiesnegg a donné différentes formes. 



La dilatation s'exerce sur l'air contenu dans un réservoir 

 thermométrique T (fîg. 77), qu'on place dans l'enceinte chauf- 

 fée et dont le tube fin est relié à un tube très fin et flexible 

 en cuivre, aboutissant à une boîte métallique de faible capa- 

 cité. Les parois en sont rigides, sauf une double membrane de 

 caoutchouc, tendue à la partie supérieure, avec interposition 



d'une mince couche 

 de glycérine qui rend 

 cette membrane im- 

 perméable. 



L'air du réservoir, 

 dilaté par la chaleur, 

 vient presser sur la 

 membrane flexible , 

 qui, en soulevant une 

 soupape , découvre 

 l'orifice d'arrivée du 

 gaz. Cette soupape 

 porte une tige et un 

 plateau, sur lequel 

 on met des poids. En 

 le chargeant davan- 

 tage, on augmente la 

 pression nécessaire 

 pour le soulever et, 

 par conséquent, la température que doit atteindre l'air du 

 réservoir. 



Il faudrait des tâtonnements un peu longs pour régler la 

 charge en vue d'une température déterminée ; on atténue cet 

 inconvénient en se servant d'un manomètre à mercure mis en 

 communication avec le réservoir de l'appareil thermométrique. 

 On dresse une table des températures et des pressions corres- 



Fig. 78. 



