OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 497 



pondantes du manomètre ; puis, admettant que cette correspon- 

 dance subsiste toujours, on règle la charge à placer sur le pla- 

 teau en vue de la pression convenable. Mais on n'a ainsi qu'une 

 approximation. 



Pour éviter l'arrêt complet du gaz et par conséquent l'extinc- 

 tion du brûleur, on fait arriver constamment une petite quan- 

 tité de gaz par un robinet spécial du régulateur, dont la sou- 

 pape ne peut pas fermer l'orifice. 



Le régulateur Moitessier (fig. 78) se manœuvre d'une façon 

 analogue. 



Dessiccation dans une atmosphère appropriée. 



Les étuves avec renouvellement naturel de l'air, à des tem- 

 pératures plus ou moins élevées suffisent pour la dessiccation 

 de la plupart des corps; mais, dans un petit nombre de cas, il 

 est nécessaire d'employer soit un courant d'air bien sec, soit 

 un courant de gaz inerte, lorsqu'on redoute une altération par 

 l'air. On place alors la matière à dessécher dans l'ampoule d'un 

 tube traversant de part en part une étuve à liquide ou à air 

 chaud, on fait passer dans ce tube un courant du gaz que l'on 

 veut employer et on s'assure au moyen d'un thermomètre, 

 dont la boule est placée à côté du tube à expérience, que 

 celui-ci est bien à la température voulue. Le courant de gaz 

 ou d'air sec doit être assez lent; on le règle en général au 

 moyen d'un aspirateur séparé de l'appareil par une éprouvette 

 à dessécher. 



Au lieu d'une étuve, on peut faire usage d'un bain d'eau, 

 d'huile ou de paraffine, dans lequel 

 on. fait plonger le vase contenant 

 la matière en expérience, conve- 

 nablement lesté pour rester dans 

 le bain. Ce vase peut avoir une 

 large ouverture, avec bouchon tra- „. „ n 



3 Fig. /9. 



versé par les deux tubes d'amenée 



et de sortie du gaz (fig. 79), ou bien consister en un tube 



DOCIMASIE. — T. I. 32 



