OPÉRATIONS PRELIMINAIRES 



519 



contrôler avant chaque essai la position du réticule par rap- 

 port au du micromètre. 



Les avantages attachés à l'emploi de la balance apériodique 

 n'existent d'ailleurs que pour une lecture de poids ; l'usage 

 d'un trébuchet ordinaire sera plus pratique lorsque l'on devra 

 peser une quantité déterminée de matière à analyser. 



Récemment, A. Collot a proposé l'emploi d'un dispositif 

 à projection lumineuse dans le but d'exalter la sensibilité 

 d'une balance, que l'on aura d'abord atténuée par un abais- 

 sement du centre de gravité du fléau, pour en accélérer les 

 oscillations et par conséquent abréger la longueur des pesées. 



L'appareil optique, que l'on peut fixer à n'importe quelle 



Fig. 91. 



balance de précision, se compose (fig. 91) d'un microscope M, 

 pourvu d'un objectif dirigé sur un réticule fixé à l'aiguille 

 de la balance et d'un oculaire A derrière lequel on place un 

 écran transparent E. La source lumineuse L (lampe à gaz ou 

 lampe électrique) éclaire vivement à l'aide d'une lentille F le 

 réticule de l'aiguille. 



Pour exécuter une pesée à l'aide d'une balance munie de :et 

 appareil (fig. 92), on établit d'abord l'équilibre approximative- 

 ment avec des poids marqués jusqu'au décigramme ; puis on 

 observe, sur le cadran divisé que toutes les balances possèdent 

 en face la pointe de leur aiguille, la différence entre le nombre 

 de divisions parcourues par l'aiguille à droite et à gauche du 

 zéro. Cette différence, multipliée par une constante spéciale à 

 chaque balance, détermine les centigrammes et milligrammes 



