OPÉRATIONS PRELIMINAIRES 



>21 



Fier. 92 



Le pondérateur consiste essentiellement en une chaîne fine 

 (fi g. 93) suspendue par l'une de ses extrémités à l'une des 

 branches du fléau et par l'autre à un curseur glissant sur 

 une colonne verticale graduée. Le tout est disposé de façon 

 que l'équilibre des plateaux existe, aussi bien lorsque le cur- 

 seur est en haut de la colonne que lorsqu'il est en bas, avec 

 cette différence que dans le premier cas il n'y aucun poids 

 et dans le second cas il y en a un do 100 milligrammes dans 

 le plateau opposé à la chaîne ; 

 si l'on divise en 200 parties 

 égales le chemin parcouru 

 par le curseur, chacune des 

 divisions représente un demi- 

 milligramme. 



Dans les balances construi- 

 tes sur les indications de 

 Serrin, on équilibre approxi- 

 mativement la substance, 



dont on veut connaître le poids, et l'on remplace ensuite 

 la manœuvre délicate . des subdivisions du décigramme par 

 celle d'un curseur placé à l'extérieur de la cage, que l'on 

 peut maintenir. fermée pendant ce temps. 



Les pesées effectuées par cette méthode sont assez rapides, 

 mais ne peuvent atteindre le degré d'approximation que les 

 dispositifs précédents sont susceptibles de fournir. 



Pour éviter la détérioration des balances de précision, il 

 convient de les placer, autant que possible, dans une pièce 

 voisine du laboratoire, mais isolée et à l'abri de toutes les va- 

 peurs qui s'y dégagent. Lorsqu'on ne dispose pas d'une place dis- 

 tincte, il est nécessaire de préserver toutes les parties métal- 

 liques, autres que celles en platine, et surtout les pièces enfer 

 ou en acier par une dorure galvanique. À cette condition les 

 instruments peuvent se conserver intacts pendant un temps 

 très long et presque indéfini. Il est bon de prendre la même 

 précaution pour éviter l'altération des poids en laiton. 



