OPERATIONS DE VOIE SECHE 



533 



brûleurs à mélange de gaz et d'air, dont l'invention est due à 

 Bunsen (1855). 



Brûleurs à mélange d'air et de gaz. 



Nous avons déjà fait connaître , à l'occasion des essais 

 pyrognostiques, le principe et la disposition du brûleur Bunsen. 



Nous rappellerons seulement ici que le gaz, arrivant à la 

 base du brûleur par un petit orifice cylindrique ou, de préfé- 

 rence, en forme d'étoile à trois branches, entraîne l'air, qui 

 entre par deux orifices opposés et avec lequel il se mélange. 

 La flamme qui se produit à l'extrémité du brûleur est bleuâtre, 



Fie. 106. 



Fia-. 107. 



très peu éclairante, mais très chaude, grâce à la pression et à 

 la vitesse du gaz. 



Le brûleur simple (fîg. 106), sans virole destinée à régler 

 l'admission de l'air, ne doit être employé que si le gaz arrive 

 avec une pression d'au moins 2 ou 3 centimètres d'eau, sans 

 quoi la flamme rentrerait de l'extrémité à l'intérieur du brû- 

 leur et le gaz continuerait à brûler avec une petite flamme 

 éclairante à la base du brûleur. Il convient de donner au 

 tube une assez grande longueur et un diamètre assez ré- 

 duit, pour éviter le plus possible ce déplacement de la combus- 

 tion, qui annulerait complètement l'effet de l'appareil. La flamme 

 bleuâtre est à peu près invariable pour un même brûleur. 



Le brûleur à virole (fîg. 107) permet au contraire de faire 

 varier la vitesse et la dimension de la flamme. Une virole 

 mobile, portant deux orifices opposés, à la même hauteur que 



